485 
Wirkung auf die Schleimhdute der Atmungsorgane ausubt. Im 
Gegenteile beobachtete ich, da8 bei acuten Erkrankungen der 
Respirationswege (Rhinitis, Bronchitis acuta) dieser Kochsalz- 
dampf sehr gut zu therapeutischen Zwecken inhaliert werden 
kann, wobei festgestellt wurde, da8 wider Erwarten anfanglich 
kein besonders salziger Geschmack im Munde bemerkt werden 
konnte. Erst die nach einer halben bis einer Stunde heraus- 
geforderten reichlichen Sputummengen lieBen im Munde eine 
anhaltend salzige Geschmacksempfindung zuriick. AuBerdem 
zeigte ein sich hinterher einstellendes Durstgefuhl an, daf 
Kochsalz auf respiratorischem Wege aufgenommen wurde. 
Um diese Beobachtung therapeutischen Zwecken dienlich 
zu machen, war es vor allem notwendig, einen handlichen 
Apparat zu construieren, vermége dessen Kochsalz geschmolzen 
und verdampft werden kann. 
Universitatsprofessor Dr. Franz Wenzel und Dr. Wilhelm 
Reissmann construierten nun Apparate, die durch ein Spiritus- 
geblase, Gasgebldse oder durch elektrische Kralt Kochsalz zum 
Schmelzen und zur Verdampfung bringen. Diese Apparate be- 
stehen im wesentlichen aus einem Platinschalchen, dem ein 
Porcellanrohr als abfithrendes Inhalationsrohr aufgesetzt ist. 
Um diesen Hauptteil des Apparates ist ein mit Asbest gefutterter 
Metallmantel angebracht, der auf drei Fufen ruht. 
Der eine dieser FuBe ist hohl und bezweckt die Zwei- 
teilung des durch das Gebla&se erzeugten Luftstromes. 
Der Hauptteil der Geblaseluft dient zur Erzeugung der 
Stichflamme; eine Nebenleitung miindet seitlich in das Por- 
cellanrohr ein und bezweckt die gleichmafige Austreibung des 
im Platinschalchen erzeugten Kochsalzdampfes. Als allein ver- 
wendbare Materialien kamen Platin fiir das Verdampfungs- 
schalchen in Betracht oder eine Platingoldlegierung, da alle 
anderen Metalle der hohen Temperatur und dem geschmolzenen 
Kochsalze fiir die Dauer nicht Stand halten kdénnen; fur das 
abfiihrende Inhalationsrohr konnte blo Porcellan verwendet 
werden, da Edelmetallrohre wegen ihrer guten Warmeleitung 
dem Verdampfungsschialchen zu viel Warme entzogen, so da8 
der Verdampfungseffekt ein zu geringer war. Unedle Metall- 
rohre setzen sich hauptsdchlich wegen ihres Kupfergehaltes mit 
