23o PLUIES ET NEIGES DE l' ANNEE 1879. 



plus OU moins considérable, mais en mo3^enne de o'"2o. Cet 

 entonnoir est placé à l'extérieur du bâtiment et son extrémité 

 inférieure débouche dans un tuyau de plomb qui conduit l'eau 

 ainsi recueillie jusqu'au récepteur de l'appareil d'enregistre- 

 ment. 



2® Uappareil d'enregistrement^ adopté par l'Observatoire 

 de Lyon, est le suivant : un récepteur C3dindrique de o™6o de 

 haut, et d'une section cinq fois plus petite que celle de l'enton- 

 noir, reçoit l'eau de pluie qui s'y élève à une hauteur cinq fois 

 plus grande que celle de la nappe qu'elle formerait sur un 

 sol imperméable. 



A l'intérieur de ce récepteur, se meut un cjdindre métallique 

 creux, de diamètre peu inférieur à celui du récepteur et porté 

 par l'une des extrémités d'un fil qui, à sa sortie du récepteur, 

 s'appuie sur une poulie, devient ensuite horizontal, se recourbe 

 plus tard sur une seconde poulie et porte à son autre extrémité 

 inférieure un contre-poids équilibrant exactement le C34indre 

 métallique. Celui-ci est donc un flotteur que l'eau soulève dès 

 son arrivée dans le récepteur, et le déplacement d'un point 

 quelconque du fil est égal à cinq fois la hauteur d'eau tombée. 



D'ailleurs, entre les deux poulies dont nous avons parlé, 

 tourne, autour d'un axe horizontal, parallèle au fil et d'un 

 mouvement uniforme, un cylindre sur lequel est enroulée une 

 feuille de papier convenablement graduée, de sorte que si le 

 fil est armé d'un crayon mis au zéro du papier, alors que l'eau 

 occupe dans le récepteur un niveau déterminé, on aura sur la 

 feuille de papier une courbe dont les ordonnées horizontales 

 seront égales au quintuple des hauteurs de pluie tombée, et 

 les ordonnées verticales proportionnelles au temps écoulé. 



Les résultats donnés par l'enregistreur sont contrôlés par un 

 pluviomètre ordinaire voisin, placé au milieu d'une pelouse, 

 à i™75 au-dessus du niveau du sol. 



