155 



tional dem Pendelgewichte wachse, also dnrch diese verdoppelte 

 Beobachtuug der Fehler eliminirt werden kann. Hierbei wird sicli 

 aber auch in derselben Weise gleichzeitig die durch die Belastung 

 bewirkte Deformation der Schneiden eliminiren lassen, wenn man 

 dasselbe Schneidenpaar bei dem schweren mid leichten Pendel 

 in Verwendung zieht, auf welclien wichtigen Umstand bislang 

 noch nicht die Aufmerksamkeit gelenkt worden war. Man bedart 

 iherzu aber einer zienilich genauon Kenntniss der Gewichte der 

 Pendel; der Berictaterstatter verdankt der Giite des Herrn Hot' 

 rathes J. Herr die Abwagung der beiden Pendel auf den WageD 

 der Central-Aichungscommission und /.war mit einer weil die 

 erforderliche Annaherung iiberschreitenden Genauigkeit. 



Da die Schneiden, vvelelie bei dem vorliegenden Apparate 

 aus Achat gefertigt sind. sich melir minder von der idealen Form 

 derselben entfernen, sit wurde ein Verfahren eingeschlagen, 

 welches die vollige Elimination dor fehlerhaften Scheidenforni, 

 sowcit dieselbe ibren Querschnitt betrifft, gestattet. Einerseits 

 wurde durch Yertanschung der Schneiden, nach Bessel's Vor- 

 schlage, die von der Cylindergestalt abhangige Feblcrquelle 

 eliminirt, anderseits aber dadurch, dass alle Schwingungsbeob- 

 achtungen innerhalb derselben Amplitudengrenzen angestellt 

 wurden, die Abweichungen von der Cylindergestalt selbst der 

 Hauptsache nach unschadlich gemacht. 



Der Berichterstatter meint durch die von ihm getroffenen 

 Massnahmen die Lange des Secundenpendels fiir den Beobach- 

 tungsort auf 0-01 Mm. sicher zu erhalten, eine Annaherung, die 

 kaum durch die bisher angewandten Methoden fiir irgend einen 

 Ort verbtirgt werden kann. Diese Genauigkeitsgrenze wird aber 

 vorerst nur dann als vorhanden angeseheh werden dttrfen, wenn 

 der den Messungen zu Gruude liegende Metermasstab in 

 Breteuil mit dem neuen Normalmeter verglichen sein wird, was 

 in der nacbsten Zeit geschehen durfte; doch ist dieser Masstab 

 bereits dreimal durch die Giite des Herrn Prof. W. Forster zu 

 Berlin mit dem Berliner Normalmeter (Baumann Nr. 1605) ver- 

 glichen worden, so dass die bislang bekannte Relation des Mass- 

 stabes gegen das Meter mit ziemlicher Annaherung ichtig sein 

 wird . 



