74 



Abweichungen hievon treten ein, erstens wenn infolge un- 

 giinsliger Form des Apparates in Teilen des Mefiraumes nicht 

 Sattigungsstrom herrscht, zweitens, wenn ein betrachtlicherTeil 

 der Emanation in der zu untersuchenden Substanz okkludiert 

 bleibt, was insbesondere bei massiven Stiicken zu ervvarten 

 ist, vielleicht aber auch beiPulvern auftritt, wenn deren Absorp- 

 tionskoeffizient unerwartet hohe Werte aufweisen sollte. Am 

 einwandfreiesten diirften sich die Messungen gestalten, wenn 

 man die Proben in Form von Losungen verwendet, urn so meni- 

 als fur diese der Absorptionskoeffizient fur Radiumemanation 

 wenigstens der Grofienordnung nach bereits bekannt ist. 



Bei der Messung ist naturlich zu beriicksichtigen, clafi der 

 direkt beobachtete Sattigungsstrom nicht allein durch die 

 Emanation bewirkt wird, sondern auch noch durch die von ihr 

 induzierte Aktivitiit. Der auf diese entfallende Betrag ist zu 

 bestimmen und als Korrektionsglied abzuziehen. Auch ist 

 naturlich gegebenenfalls die direkte Strahlung der untersuchten 

 Substanz zu korrigieren. 



Bei der auSerordentlichen Aktivitat der Radiumemanation 

 und der Empfindlichkeit der elektrometrischen Methoden wird 

 das Verfahren auf Substanzen anvvendbar, die nur aufierst 

 wenig Radium enthalten, wahrend es doch auch zur Messung 

 starker Radiumpraparate geeignet erscheint, wenn man ent- 

 sprechend geringe Substanzmengen, etwa in Form von ver- 

 diinnten Losungen, beniitzt. Es konnen zunachst durch Ver- 

 gleich relative Werte fur den in verschiedenen Substanzen vor- 

 handenen Radiumgehalt gewonnen werden und es ist aufier- 

 dem jederzeit moglich, durch Anschlufi an Messungen mit 

 reinen Radiumpraparaten auch absolute Zahlen zu gewinnen. 



Zur Illustration der Methode lassen wir einige an ver- 

 schiedenen radiumhaltiger. Materialien gewonnene Messungs- 

 ergebnisse folgen. Die Untersuchung geschah in einem Elster- 

 Geitel'schen Glockenapparat und die Resultate sind in Bezug 

 auf Strahlung und Induktion korrigiert. In derTabelle bedeuten 



die unter a gegebenen Zahlen die Grofie Hiebei ist a 



in 



gemessen durch den Sattigungsstrom in elektrostatischen Ein- 



heiten pro Stunde. m ist das Gewicht der Probe in Gramm. 



