52 PHÉNOMÈNES SOLAIRES ET MAGNÉTISME TERRESTRE. 



Observations du magnétisme terrestre. 



Enregistreur magnétique. — A l'Observatoire de Lyon, 

 les éléments du magnétisme terrestre, déclinaison, compo- 

 santes horizontale et verticale de l'intensité, sont enregistrés 

 d'une manière continue au moyen de l'appareil photographique 

 de M. Mascart. 



Pour obtenir, au moyen des courbes données par l'enregis- 

 treur, les variations des trois éléments, on mesure d'abord ces 

 variations en prenant une unité arbitraire, par exemple le 

 millimètre. On détermine ensuite ce que vaut un millimètre, 

 pris sur l'épreuve photographique : i" en degrés ou minutes 

 pour la déclinaison, ce qui permet d'obtenir, en degrés ou 

 minutes, la variation de déclinaison, que nous représenterons 

 par <iD ; 2" [en fractions de la composante horizontale ou de 

 la composante verticale pour les courbes correspondant res- 

 pectivement à chacune de ces forces, ce qui revient à dire que 

 l'on prend la valeur initiale de la composante considérée 

 pour unité de force. Si donc, on représente par dW et dZ 

 les variations exprimées en unités ai^bitraires de force, par H 

 et Z les valeurs initiales des composantes exprimées au 

 moyen des mêmes unités, cette détermination de la valeur du 



millimètre donnera les quantités ^ et ^tj- . 



