228 ANALYSEUR BACTERIOLOGIQUE. 



pas une dispersion suffisante des germes et des colonies ; le 

 second, c'est qu'il oblige à laisser la gélatine pendant un 

 temps relativement très long en présence de l'air libre, et par 

 conséquent exposée à recueillir quelques germes de l'atmos- 

 phère. 



A la fin de cette revue historique et critique, on doit s'aper- 

 cevoir que certains desiderata subsistent, malgré les perfec- 

 tionnements préconisés successivement par les expérimen- 

 tateurs. 



Disperser régulièrement sur la gélatine tous les microbes 

 enfermés dans un volume d'eau connu; éviterai au besoin 

 reconnaître les germes qui peuvent venir de l'atmosphère-, 

 telles sont les indications qu'il faut remplir pour obtenir dans 

 l'examen bactérioscopique de l'eau des résultats aussi exacts 

 que possible. 



Nous nous sommes proposé de satisfaire à ces indications à 

 l'aide d'un outillage et d'une technique que nous allons faire 

 connaître. 



Analyseur bactériologique de M. Arloing. — Quand on 

 se sert de notre analyseur, la récolte de l'eau et sa répartition 

 se font avec une pipette que l'on peut construire dans tous 

 les laboratoires, de la manière suivante : 



On prend un tube en verre, cylindrique, de 4 à 5 millim. 

 de diamètre intérieur. Après l'avoir lavé et séché convena- 

 blement, on le jauge en quarts de centimètre cube à l'aide du 

 mercure. On gradue de la sorte une longueur répondant à un 

 centimètre cube et demi à deux centimètres cubes. On étire 

 ensuite le tube à la lampe d'émailleur, à partir d'un point 

 voisin de la graduation, de façon à donner à l'une des extré- 

 mités la forme d'un tube capillaire d'une très grande finesse. 

 Cette opération se fait généralement en deux temps. Le tube 



