ANALYSEUR BACTERIOLOGIQUE. 229 



est ensuite rétréci près de l'extrémité opposée, tamponné 

 avec du coton, et stérilisé par l'exposition à la température de 

 200° dans une étuve, durant deux heures. 



Lorsqu'on veut se servir de cette pipette, on flambe délica- 

 tement sa surface, on coupe avec des ciseaux l'extrémité du 

 tube capillaire qui la prolonge, on enfonce ce tube dans l'eau 

 et on aspire à Textrémité opposée. L'aspiration est facilitée 

 par l'interposition d'un tube de caoutchouc entre la pipette et 

 la bouche. L'usage du tube de caoutchouc a encore l'avantage 

 de permettre à l'opérateur de se tenir à quelque distance de 

 l'eau et de ne pas la contaminer par les germes qu'il porte sur 

 ses vêtements, ou bien de confier à un aide le soin de faire 

 monter l'eau pendant qu'il en immerge la pointe dans le 

 liquide. 



On remplit la pipette Jusqu'au-dessus de la partie graduée. 



La cueillette terminée, on fond la pointe du tube capillaire 

 dans la flamme d'une lampe à alcool. On couche la pipette 

 sur un support dans une position presque horizontale et on se 

 hâte de la diriger sur le laboratoire où doit se faire l'essai 

 bactériologique. 



La répartition de l'eau sur la gélatine nourricière se fait 

 avec la même pipette, en suivant un manuel qui sera indiqué 

 plus loin. 



Quant à la gélatine nourricière, elle est étalée sur une pla- 

 que de verre de o™,i2 de longueur sur o"\o5 de largeur, 

 divisée par des traits au diamant en 60 carrés égaux de i 

 centim. de côté (voy. fig. i). La gélatine est répandue avec plus 

 de facilité si l'on rehausse les bords de la plaque de verre d'un 

 mince cordon en émail vitrifié. Lorsque la gélatine est bien 

 solidifiée, on transporte rapidement la plaque quadrillée dans 

 l'appareil que nous allons décrire. 



