23o ANALYSEUR BACTÉRIOLOGIQUE. 



Analyseur. — Il consiste en une boîte rectangulaire en 

 cuivre de o™,25o de longueur sur o™,o85 de largeur et o™,o36 

 de profondeur. Cette boîte est munie d'un couvercle formé de 

 deux lames de verre (5 et 6 de la fig.) mobiles autour de char- 

 nières placées sur les deux bords les plus étroits. Les pièces 

 du couvercle, au lieu de se juxtaposer, laissent entre elles un 

 intervalle de o m. 007 qui est occupé par un couvre-joints 

 en cuivre d'une disposition spéciale. Effectivement, ce 

 couvre-joints achève de fermer la boîte en coulissant sur les 



FiG. I.— Analyseur bactériologique ouvert. 



I, pkique porte gélatine ; 2, 2, porte-pipette; 3, couvre-joints isolé; 

 4, pipette; 5, 6, couvercles en verre de l'analyseur ; 7, bouton moteur de 

 la crémaillère qui déplace la plaqne de gélatine ; 8, repère ; 9, bouton 

 moteur de la crémaillère qui déplace le porte-pipette ; 10, repère. 



Le couvre-joints 3 est isolé ; T, orifice dans lequel s'engage l'extrémité 

 capillaire de la pipette ; a, a, languettes ressorts entre lesquelles passe la 

 pipette ; b, b, équerres métalliques sur lesquelles glissa le couvre-joints. 



