232 ANALYSEUR BACTÉRIOLOGIQUE. 



Cette seconde crémaillère se meut perpendiculairement à 

 la première. Elle a pour but de déplacer la pipette au-dessus 

 de la plaque de gélatine nourricière. On comprend aisément 

 ce mouvement en jetant un coup d'œil sur la figure ci-jointe. 

 La circonférence du bouton est calculée de manière qu'un 

 demi tour fasse progresser la pipette de i centimètre. 



Usage de l'analyseur. — Lorsqu'on veut se servir de l'ana- 

 lyseur on peut le stériliser par le passage à l'étuve; mais il 

 suffit d'humecter la face interne de la boîte avec de la glycé- 

 rine au sublimé ou avec une simple solution de bichlorure de 

 mercure et de la fermer un instant. Les poussières qui sont en 

 suspension à son intérieur ne tardent pas à se fixer aux parois. 



On l'ouvre avec précaution, dans une atmosphère calme, 

 pour y déposer la plaque de gélatine, après avoir pris toute- 

 fois la précaution de porter toute la crémaillère à gauche. On 

 abaisse ensuite les deux couvercles en verre, et on place entre 

 eux le couvre-joints métallique. 



La gélatine est dès lors enfermée à l'abri de l'air; l'inté- 

 rieur de la boîte ne communique plus avec l'extérieur que par 

 le trou fort petit percé dans le couvre-joints. 



Depuis quelque temps, j'ai modifié l'appareil, afin d'éviter 

 de l'ouvrir largement pour y déposer la plaque porte-gélatine. 

 Dans ce but, j'ai fait pratiquer dans la paroi latérale gauche, 

 au-dessous de la charnière du couvercle 5, une fente de la lar- 

 geur de la plaque quadrillée, fente que l'on découvre en rele- 

 vant un petit volet métallique, à Taide d'un simple mouve- 

 ment de bascule. L'analyseur, après avoir été stérilisé, reste 

 donc fermé à sa partie supérieure, par l'abaissement des deux 

 lames de verre 5 et 6 et l'insinuation entre ces lames du cou- 

 vre-joints 3. 



Pour introduire la plaque de gélatine dans l'analyseur, on 



