14 



Man kaiui iiuless die elektrischen luductionsstrome durcli 

 den entstehenden imd verscbwindenden Diamagnetismus beob- 

 achten und messen ohne Bewegimg- des Diamagneten, wodurch 

 sicli das Verfaliren in maneber Hinsicht vereinfacht. Ich beniitze 

 liierzii einen Differentialinductor niit einem System von Commii- 

 tatoren in lolgender Weise : 



Zwei dickdrahtige Spiraleu (A und B) seien hintereinander 

 in den Kreis einer constanten Kette geschaltet; in ihren Holilun- 

 geu seien zwei nahe gleicbbescliaffene Inductionsspiralen (a und 

 h) eingelegt. Die letzteren seien ebenfalls bintereinander, jedocb 

 entgegengesetzt durcb ein Galvanometer gescblossen. Auf das- 

 selbe Avirkt beim Offnen und Scbliessen des Hauptstromes nur 

 die Differenz beider Inductionen und diese Difterenz wird ganz 

 eliminirt, indem man zu der scbwacber wirkenden Inductions- 

 spirale (z. B. h) nocb cine kleine Hilfsspirale binzufiigt, welebe 

 mit in den Galvanometerkreis eingescbaltet und durcb eine 

 Mikrometerscbraube so lange gegen die Hauptspirale (B) ver- 

 stellt wird, bis die galvanometriscbe Wirkung der Scbliessung 

 und Offnung selbst bei kraftigem llauptstrome verscbwindet. 

 Legt man nun in die Mitte der anderen Rolle (a) einen magnc- 

 tiscben oder diamaguetiscben Korper ein, so gibt das Galvano- 

 meter nunmebr beim Scbliessen und Oifnen des Hauptstromes die 

 Induction des entstebenden und verscbwindenden Momentes. 



Allein dieses Verfabren (welcbes iibrigens in abulicber 

 Weise schon von Dove fur scbwach magnetiscbe Korper, als 

 Nickel etc., empfoblen wurde) genligt durcbaus nocb nicbt, um 

 die iiusserst scbwachen luductionsstrome durcb diamagnetiscbe 

 Substanzen wabrzunelimen. Hierzu beniitze ich ein combinirtes 

 Multiplicationsverfahren, abnlich dem Weber'scben, jedocb mit 

 3 Commutatoren. 



Ein Commutator (I) wecbselt in sebr rascber Folge die 

 Stromricbtung in A und B. 



Ein zweiter Commutator (II), welcber durcb denselben 

 Mecbanismus bewegt wird, legt die Zuleitung der Spiralen a und 

 h zum Galvanometer derart um, dass alle Inductions wirkungen 

 des Diamagneten, welebe in a beim Alterniren des Hauptstromes 

 entsteben, gleicbgericbtet zum Galvanometer gelangen. Diese 

 gleicbgericbteten Inductionsstosse (10 bis 12 pro Sec.) gebeu 



