15 



iineh bekannten Gesetzeu eine coiistante Verschiebiing der Rube- 

 Inge. Dieser dauernde Aiisschlag kann direct beobacbtet werdeii. 

 Es zeigt sich in Ubereinstimmiiiig niit alien bisberigen Unter- 

 siicbungen, dass der cntstebeude und verscbwindende Diamagne- 

 tismiis in benaebbarten Leitern Strome indiicirt, welcbe den 

 (lurch magnetisehe Korper erbaltenen entgegengeric ht et 

 sind. 



Die Beobachtung wird indess bequemer und empfindlicber, 

 indem nocli ein besouderer Commutator (IIIj in der Galvano- 

 meterleitung angebracbt wird, welcben der Beobacbter nacb der 

 bekannten Multiplicationsmetliode am Ende jeder Scbwinguug 

 umlegt, bis die Amplitude einen Grenzwertb erreicht. Selbst- 

 verstaudlieb sind liierbei kleine Abweicbungen von der voll- 

 kommenen Compensation der Eollen a und h durcb vergleicbende 

 Beobacbtungen mit und obne Diamagneten zu bestimmen und in 

 liecbnung zu zieben. Auf diese Art erbielt ieb mit verbaltniss- 

 massig kleinen Spiralen (.4 und B mit je 500, a^ b und Galvano- 

 meter mit je etwa 1000 Windungen) bei miissiger Astasirung des 

 Galvanometers, durcb 6 Bunsenbecber und ein Biindel Wismuth- 

 stiibe von 200 Gr. Gewicbt innerbalb der Inductionsspirale, eine 

 constante Grenzamplitude von 15 Scaleutbeilen, wabrend ein 

 Stiickcben feiuen Eisendrabtes von nur 0-0044 Gr. Gewicbt in 

 eiitgegengesetztem Sinne 556 Scalentbeile gab. Bei sebr feiner 

 Astasirung geniigt ein einziger Bunsenbecber, um mit obigen 

 Mitteln den Inductionsstrom durcb den Diamagnetismus des 

 Wismutb w^abrzunebmen. 



Nebenbei empfeble icb an dieser Stelle iiir abuliche Beob- 

 acbtungen eine sebr einfacbe Moditication des Spiegelgalvano- 

 meters, durcb welcbe der vierfacbe anstatt des doppelten Aus- 

 scblagswinkels gemessen wird. Dem Galvanometerspiegel stelle 

 man einen festen, borizontalen Spiegelglasstreifen in 10 bis 

 15 Cm. Entferuung gegenliber und justire Ferurobr und Skalc 

 so, dass die Liclitstrablen zweimal den Galvanometerspiegel 

 treffen, bevor sie ins Ferurobr gelangen, was bei passenden Di- 

 raeusionen der Spiegel leicbt zu erreicben ist. Aus der Ablesung 

 .s fiudet sich der Ausscblagswinkel a nacb der Formel 



s 



