16 



worin D iind d die Distanzen der Skale und des festen Hilfs- 

 spiegels vom Galvanometerspiegel bedeuten. Diese Eiiiriclitung 

 ist in solchen Fallen zu empfehlen, in denen man die Winkel- 

 messung nicht durch gesteigerte Fernrohrvergrossening oder 

 grosse Scalenabstande vevfeinern kanu. 



Bei dem obeu mitgetlieilten Verfahren, den Diamagnetis- 

 niiis zii beobachten, muss neben der kleineu zu messenden Wir- 

 kiing eine nnverhaltnissmassig grossere, namlich die divecte 

 Induction der Spiralen, compensirt werdeu. Es ist also bei dem 

 Apparate Hauptsaclie, dass sicli die Compensation sielier her- 

 stellen mid nngeandert erhalten lasse. Dies ist nur moglich, 

 wenn das Commutatorsystem (I II) gewisseu, an anderer Stelle 

 naher zii beschreibenden Constructionsbedinguugen genligt, mid 

 wenn die Spiralen gut isolirt sind, so dass in iliren Windungen 

 keine mit der Temperatiir etc. veranderlicheu Nebenscliliessun- 

 gen bestehen. 



Diese Bedingungen sind nun, wie die Beobacbtung lebrt, 

 mit sebr beacbtenswerther Vollkommeiibeit erfiillbar und es 

 werden daber nacb dieser Methode mit kraftigeren Spiralen dia- 

 magnetiscbe Messungen in meinem Institute ausgefiibrt werden. 

 Icb babe aucb uoch eine andere, bisher, so viel ich weiss, 

 nicbt bescbriebene Form eines Differential-Inductors ausgefiibrt, 

 bei welcber die Induction des entstebenden und verscbwindenden 

 Magiietismus auf den Hauptstrom beobacbtet wird. Vier Zweige 

 ABCD seien nacb x4rt der W beats tone 'schen Drabtcombina- 

 tion derart verbunden, dass der Hauptstrom sicb in die Zweige 

 A-JnB und C-+-D tbeilt, und dass die Briicke nebst Galvanometer 

 zwiscben den Eckpunkten AB und CD der Figur eingescbaltet 

 ist. Es entbalten die Zweige A und C je eine einfacbe Spirale 

 von grosser magnetisireuder Kraft. Nun compensire man die 

 Wirkuiig des stationareu Stroines aul's Galvanometer durcb 

 Widerstande in B und D\ die im Allgemeinen noch vorhandene 

 Wirkung der Extra strome beim Scbliessen und Oflfnen der Kette 

 wird fiir sicb compensirt, indem man in der schwacheren Spirale 

 feine Eisenstabcben mikrometriscb verscbiebt, bis das Galvano- 

 meter weder statiouare nocb momentane Ablenkuugen zeigt. 

 Offnungs- und Schliessungsinduction tritt aber sofort wieder ber- 

 vor, wenn man indie andere Spirale einen schwacbmagnetiscbcn 



