Ki nun tief eii-Beobachhtngen zti Verudella. 349 



Beobachtung ein solider, in Centimeter gethcilter Pegel befestigt wurde. Die Jeweilige Seehöhe des 

 Instrumentes ergab sich also aus: 



a) dem constantcn, durch Nivellirung gemessenen Höhenunterschiede zwischen WM und der histru- 

 menten-Axe = 14-90;;/; 



b) dem Unterschiede zwischen dem Pegel-Theilstriche, mit dem H0¥ abschnitt (während eines Reob- 

 achtungstages constant) und zwischen dem Striche, bis zu welchem das Wasser reichte. 



Anfangs März wurde in einer Zwischenhöhc ein zweiter Standpunkt, S.,, hergerichtet, mit der 

 .Absicht, den Universalpfeiler dorthin zu versetzen und von nun an mit dem Universale aus dieser Höhe 

 zu beobachten; es win^de also in S., eine Bodenfläche cementiert und ein Pfeiler darauf errichtet. Dann 

 aber wui'de \iin hier aus nur mit dem Nivellier-lnstrumente beobachtet, das auf einen in den Pfeiler ein- 

 gegipsten Holzzapfen aufgesetzt wurde, wobei die Axe seines Fernrohres 5- lOm unter der des Universales 

 zu liegen kam; für die Beobachtungen von 5^ aus ist also die Seehöhe um 5 '70 in kleiner als die jeweils 

 für S, angegebene. 



W^m 14«April an sind auch Beobachtungen \'on einem noch höheren Standorte aus, in den Tafeln 

 Sogenannt, mit dem in \0 m verwendeten oder mit einem zweiten ebensolchen Instrumente gemacht 

 worden; hiefür ist die Seehöhe um 26-05«/ größer als die jeweilige des Universals zu nehmen. 



III. Instrumente. 



Zum Messen der Zenitdistanzen dienten zwei Instrumente: 



1. Ein astronomischesUniversal von Starke und Kammerer in Wien, vom Besitzer Herrn Dr. Egon 

 Ritter v. Oppolzer der Marine für die beiden Rothen-Meer-Expeditionen mit .S. M. Schiff >'Pola« im 

 Jahre 1895 leihweise überlassen und seither noch in Benützung. Knierohr von AOnim Öffnung, Fadennetz 

 auf Glas eingerissen; für die vorliegenden Beobachtungen war eigens anstatt der beiden zum Instrumente 

 gehörigen Oculare mit 30- und 50 facher Vergrößerung ein Mitten zwey'sches astronomisches Ocular 

 mit 20facher Vergrößerung angeschafft worden, weil die Kimm bei stärkerer Vergrößerung zu unscharf 

 erscheint, als dass man sie gut einstellen könnte. Der Horizontalkreis (bei diesen Beobachtungen nur beim 

 Übergange von einer Kreislage zur anderen gebraucht, um den Obertheil gerade um 180° zu verdrehen) 

 und die beiden Höhenkreise 20c;/; Durchmesser auf 10' getheilt; dieAblese-Mikroskope mit je zwei Paaren 

 Parallelfäden geben Doppelsecunden. Umlegevorrichtung, Federentlastung mit Gleitrollen. 



Aufsatzlibelle von 2-2, Höhenlibelle von 2 '2, Parswert, der sich mit der Blasenlänge um sowenig 

 ändert, dass nur dieser, der mittleren Blasenlänge entsprechende Wert angewendet wurde. 



Das Instrument ist zweimal auf Durchbiegung des Fernrohres imtersucht worden, und hat hiebei 

 die Summe der Zenitdistanzen zweier auf einander collimierter Theodolithe, in deren Mitte es gestellt 

 wurde, im Juli 1897 mit 179° 59' 59'5 und anfangs November 1808 mit 179° 59' 59-8 ergeben, so dass 

 man es als biegungsfrei ansehen kann. 



2. Ein Nivellier-Instrument von Starke und Kammerer von der Gattung, die beim Präcisions- 

 Nivellement durch das militär-geographische Institut verwendet wird, aber ohne Reiterlibelle, Parswert 

 der festen Libelle 12', Winkelgleichung der Messschraube w = 641 ''06 {m — n) — 0-0957 {m'^—n^), worin 

 ;;/, // die Schraubenlesungen bei Einstellung auf das eine und das andere Object sind; zweites Glied 

 durchaus zu vernachlässigen. 



Für das Universal-Instrument war ein aus fünf Stücken bestehender Steinpfeiler, wie sie bei 

 Schweremessungen mittels Pendelbeobachtungcn dienen, im Gesammtgewichte von AOOkg mit Gips 

 und Cement auf dem Felsboden errichtet, und auf seine Oberfläche wurde der messingene Dreiarm auf- 

 gegipst, in dessen Rinnen die Fußschrauben des Universals kamen; das Instrument hatte somit eine 

 überaus solide Aufstellung. 



45* 



