350 Karl Koss und Emericli Graf TIiiiu- Höllenstein, 



Zum Schutze des Pfeilers wurde eine aus vier Seitenwänden, Dach und Boden bestehende Holzhütte 

 darüber errichtet, die an den Beobachtungstagen auseinander genommen wurde, so dass nur der vom 

 Pfeiler isolierte Boden als Podium blieb. Das Instrument wurde mit einem großen Sonnenschirme 

 beschattet. 



Das Nivellier-Instrument wurde anfangs auf einem gewöhnlichen Dreifuß, dann auf einem in 5., 

 errichteten Mauerpfeiler verwendet und auch mit einem Schirme vor Sonnenstrahlen geschützt. 



Zum Messen der Temperatur dienten: 



1. Ein kleines Assmann'sches Aspirations-Psychrometer, in ganze Grade getheilt; der Vergleich 

 mit dem Normal-Thermometer der geophysikalischen Abtheilung des Hydrographischen Amtes ergab als 

 die an die Ablesung anzubringenden Correcturen: 



Nachdem dieses Paar Thermometer im November und December 1898 gebraucht worden war, wurde 

 am 5. Jänner 1899 vormittags das linke Thermometer gebrochen, so dass von da an (bei den Beob- 

 achtungen am 7., 10. und 11. Jänner) die Ablesungen sich nur auf das rechte Thermometer beziehen. 



Die zwei dann neu eingesetzten Thermometer (bei den Beobachtungen im Februar und später in 

 Verwendung) erforderten als Correctur: 



\ 



Mit 1. Mai wurde ein großes Assmann'sches Aspirations-Psychrometer in Gebrauch genommen; 



Correctionen: 



Linkes Thermometer Rechtes Thermometer 



Bei 0° 0° 0° 



10 -4-0-1 —0-1 



20 -+-0-05 — 0-05 



30 



Also Mittel beider Thermometer fehlerfrei. Die Thermometer sind in Ys" Grad eingetheilt und man 

 schätzte auf halbe Zehntel ab; so ergeben sich die eingetragenen Hundertel. 

 Diese Instrumente wurden nur am Beobachtungsorte verwendet. 



2. Ein Fuess'sches Trockenthermometer, in Ys" getheilt, mit Aspirator, Nr. 1916 nach Prüfungs- 

 schein der deutschen physikalischen Reichsanstalt zwischen 0° und 30° um 0°06 zu hoch, Nr. 1915 

 zwischen 0° und 30° auf d= 0°02 richtig; beide als fehlerlos angenommen, nur auf dem Tender zum 

 Messen der Lufttemperaturen verwendet. 



3. Ein Fuess'sches Wasserthermometer, in Yi° getheilt, mit Schöpfgefäß, nach Prüfungsschein 

 der P. T. R. 



bei 0° ohne Fehler, 



10 um 0°1 zu niedrig, 

 30 ohne Fehler. 



