205 



eiue kiirzere Rinne abzweigend nacb Westen verlauft, weiter, 

 dass die tiefste Senkung — 4000 m Isobathe — etwa zwischen 

 Cerigo und Malta am 19° 6stl. Lange n. G. ibre Begrenzung 

 findet, endlicb die Abfalle an der griecbiscben Kiiste zum Tbeil 

 noch grossere Steilheit aufweisen, als dies an den siciliscben und 

 italiscben Gestaden der Fall ist. 



Die tbermiscben Verhaltnisse des mebrgedacbten centralen 

 Mittelmeerbeckens sebeinen das Ergebniss zu liefern, dass die 

 Temperatiir aller Scbicbten — nur die Grundtemperatur der 

 grosseren Tiefen ausgenommen — sicb bober stellt, als jene des 

 westlicben Mittelmeeres. Desgleicben dlirften die Dicbten und 

 der Salzgebalt nacb Ost und Slid bin eine niebt unerbeblicbe Er- 

 bobung gegeniiber den westlicben Meerestbeilen zeigen, wie das 

 speciell aiis den boben specifischen Gewicbten an der Nordkiiste 

 von Afrika bervorgeht, und mag endlicb aucb die Frage iiber 

 das Vordringen von Licbt in grossere Meerestiefen immerbin 

 eine bescbeidene Bereicberuiig erfabren. 



Fiir die Gewinnung der Seetemperaturen waren zwei Sy- 

 steme von Tiefseetberraometer (17 Stuck) in Verwendung und 

 bewjibrten sicb die Minimum- und Maximum-Tbermometer, 

 System Negretti-Zambra, ganz vorziiglicb, wall rend den Umkehr- 

 tbermometern der gleichen Firma in Bezug auf ricbtige Functio- 

 nirnng kritiscbe Aufmerksamkeit gescbenkt werden musste. Vor- 

 ziiglicb als Controlin.'^trument ist deren alleinige Verwendung 

 mindestens nicbt empfebleiiswertber als jene des Minimum- und 

 Maximum-Systems. 



Von den mitgenommenen 7 Wasserscbopfapparaten func- 

 tionirten jene nach dem Hystem Dr. Mayer (Commission zur Erfor- 

 schung der deutscben Meere) stets anstandslos, wahrend jene 

 nach den Systemen Bucbanan, Sigsbee und Mill nicbt immer der 

 Reparatur oder der Nacbbilfe entratben konnten. Sigsbee- Tief- 

 seescbopfapparate sind iiberdies fiir die Forderung reichlicberer 

 Wasserproben zu klein, wabrend Mill's System in der Construc- 

 tion etwas zu scbwacb sein diirfte. 



An pbotograpbiscben Apparateu waren v. Petersen'scbe 



und ein durch die kais. Akad. d. Wissenscbaften in Fiume ange- 



ordneter und gefertigter vorbanden. Letzterer functionirte stets 



anstandslos, wahrend ersterer gewisse Mangel zeigte, welche 



(Anzeiger Nr. XIX.) 2 



