138 
Diese Erfahrungen bestimmten den Verfasser, fiir den 
speciellen Zweck der Luftuntersuchung im Schulzimmer ein 
anderes Verfahren cinzusehlagen, bei welehem die Luft dem 
Schulzimmer in unauffiilliger und ganz verlisslicher. Weise durch 
den Lehrer entnommen werden kann und bei welchem die 
Genauigkeit der Bestimmung von der Temperatur und dem 
CO,-Gehalte des Arbeitsraumes nicht beeinflusst wird. 
Zur Luftentnahme verwendet er drei Kugeln, welche mit- 
einander communiciren und durch einen starken Kautsehuk- 
schlauch mit einem vertical verschiebbaren Gefiiss in Verbindung 
stehen. Die Kugeln tragen ferner noch Réhren, die mit Hiihnen 
versehen sind. In das verschiebbare Gefiss kommt Quecksilber, 
und zwar gerade soviel, dass alle drei Kugeln damit gefiillt 
werden, wenn das Gefiiss entsprechend gehoben wird und die 
Hihne offen stehen. Nach Fiillung der Kugeln mit Quecksilber 
werden nun die Hiihne geschlossen und das leere Quecksilber- 
reservoir wird tief gestellt. So vorbereitet kommt der Apparat, der 
sich in einem Kistchen befindet, ins Lehrzimmer und es bedarf 
nur des Offnens der Hiihne von Seiten des Lehrers, um die 
Fiillung der Kugeln mit der Luft desselbeu zu veranlassen und 
der Schliessung derselben, wenn dies geschehen ist. Dadureh 
wird der Unterricht nicht gestért. 
Die weiteren Operationen, die nach beliebiger Zeit und in 
jedem Raum ohne Riicksicht auf die Temperatur desselben aus- 
geftihrt werden kénnen, sind in Kiirze die folgenden: 
Die Kugeln werden mit Kélbchen in Verbindung gesetzt, 
welche mit CO, freier Luft gefiillt sind und eine abgemessene 
Menge Barytwassers von bekanntem Gehalte enthalten. Durch 
Heben des Quecksilberreservoirs wird die Luft der Kugeln dureh 
das Barytwasser hindureh in die Kélbchew gepresst und durch 
Titration die durch die Absorption der CO, bedingte Abnahme 
der Alkalinitiit des Barytwassers unter Anwendung von Phenol- 
phtalein als Indicator bestimmt. 
Dieses Verfahren ist also eine Verbindung der Aspirations- 
mit der Flaschenmethode. Im Wesentlichen sind auch die 
Operationen dieselben wie sie bei diesen Methoden getibt werden, 
jedoch musste von der herkémmlichen Art ihrer Ausfiihrung zum 
Zwecke der Erreichung einer grésseren Genauigkeit vielfach 
