256 
So hat man z. B. fiir den Stab H derk. k. Normal-Aichungs- 
Commission in Wien, der in den Travaux et Mémoires du Bureau 
international des Poids et Mesures (Tome II et IV) mit Hy, 
bezeichnet ist, 
a= 1028.87", \.O= 219440", . TS 1901.889" lb == 2a 
Pe OOOO Ms i=. Oren tp 1.927 kg 
ferner E = 9271“. und w, = 0.000, w,; = 0.225 kg ‘fiir Wasser 
mittlerer Temperatur anzunehmen. Hiermit ergibt sich: 
e—(s,—2e) in Luft = 6.018p 
e—(s,—2a) in Wasser = 5.321p. 
die Differenz dieser beiden Werthe erreicht 0.7p und iibersteigt 
daher etwa 14mal die Genauigkeitsgrenze moderner Meter- 
vergleichungen. 
Ferner iiberreicht Herr Prof. v. Lang folgende Notiz tiber 
einen von Herrn Prof. Dr. J. Puluj in Prag fiir Vorlesungszwecke 
construirten ,Vacuumfallapparat*, der zur Demonstration, 
dass im luftleeren Raume alle Kérper gleich schnell fallen, 
dienen soll. 
Dieser Apparat, der von allen thnlichen Apparaten den 
Vorzug besitzt, dass derselbe die Demonstration dieser Erschei- 
nung auf eine héchst einfache und stets sichere Weise gestattet, 
besteht aus einer 40”” weiten und 1500””" langen, an beiden 
Enden zugeschmolzenen und gut evacuirten Glasréhre, welche 
die fallenden K6rper, eine eiserne Kugel von 15” Durchmesser 
und eine leichte Feder, in deren Kielende eine 2”” lange feine 
eiserne Nadelspitze steckt, enthilt. In dem unteren Ende der 
vertical hiingenden Glasréhre steckt ein Kautschukpfropfen zum 
Schutz der Glasréhre gegen die Stésse der herabfallenden Kugel 
und auf das obere Ende derselben ist mittelst Siegellack eine 
messingene Hiilse mit Flansche aufgekittet, an welche ein mit 
Eisenkern versehener Elektromagnet angeschraubt werden kann. 
Die Fallréhre ist in der Gabel eines hélzernen Gestells mittelst 
zweier Zapfen, mit denen der Elektromagnet versehen ist, auf- 
eehingt. Zur Erregung des Elektromagnets wird eine kraftigere 
Batterie von etwa 3 Bunsen-Elementen oder ein Accumulator 
bestehend aus 3 Zellen verwendet. 
