— 24 — 



les robinets il faut s'assurer que dans les voies de ceux-ci ne se 

 trouve pas emprisonnée une goutte d'eau ; si c'est le cas, on 

 enlève cette goutte d'eau en l'aspirant avec un brin de papier 

 buvard. 



Le robinet de la pipette ainsi que le robinet supérieur [a) 

 de la burette (fig. 4) peuvent être avantageusement graissés avec 

 de la glycérine pure. 



§ 6. Lavage définitif de la burette et de la pipette avec 

 les liqueurs de l'analyse. Après le lavage de la burette et 

 de la pipette à l'eau ordinaire une petite quantité de cette der- 

 nière pourrait encore mouiller les parois de ces instruments et 

 entraînerait une certaine dilution du nitrate d'argent, dans la 

 burette, ou de l'eau normale, dans la pipette. Pour remédier 

 à cela on laisse écouler totalement le nitrate d'argent (burette) 

 et l'eau normale (pipette) du premier remplissage. 



,^ 7. Remplissage de la burette et de la pipette avec 

 leurs liqueurs respectives. Pour remplir la burette avec la 

 solution de nitrate d'argent pour l'analyse on ferme le robinet 

 d'écoulement (t?, fig. 4), on ouvre le robinet d'accès (/-, fig. 4) et 

 on tourne le robinet d'affleurement (t7, fig. 4) de manière à éta- 

 blir la communication entre le corps de la buiette et son bout 

 supérieur (5, fig. 4). Ensuite on appuie sur la poire en caoutchouc 

 de la bouteille, qui contient la solution de nitrate d'argent ; 

 celui-ci coule alors dans la burette et la remplit. On fera bien 

 de s'assurer immédiatement, si à l'intérieur de la burette il ne 

 reste pas de bulle d'air, emprisonnée contre le robinet d'accès(r). 

 On chasserait cette bulle d'air en faisant tourner rapidement 

 ce robinet deux ou trois fois. Au moment où la solution de 

 nitrate d'argent, après avoir rempli la boule (/>, fig. 7), a dépassé 

 le robinet d'affleurement, on ferme le robinet d'accès (r). Ensuite 

 on tourne le robinet d'affleurement [a) de manière à établir une 

 communication entre le corps de la burette et l'air atmosphé- 

 rique, grâce au conduit, qui traverse longitudinalement le corps 

 de ce robinet : le point zéro s'établit ainsi automatiquement. 



J'ai remarqué que presque tous les élèves qui ont travaillé 

 au laboratoire du Musée, commettaient pendant plusieurs jours 

 l'erreur constante de tourner le robinet d'affleurement à l'envers. 

 A la suite d'une telle erreur le conduit du robinet se remplissait 

 du liquide qui se trouvait dans la partie supérieure de la burette 

 (5, fig. 4.) et le point zéro était faussé de cette quantité de 



