— 25 — 



liquide. 11 est extrêmement difficile d'enlever complètement 

 même à Taide du buvard ia liqueur de ce conduit. Il en résulte 

 pour le moins une grosse perte de temps. Pour éviter une 

 pareille erreur on habituera la main avant de remplir la burette, 

 à tourner le robinet d'une façon convenable automatiquement. 



Tout ce qui a été dit ci-dessus pour la burette s'applique 

 d'une façon générale à la pipette. Avant de remplir la pipette 

 avec de l'eau normale, on l'essuie soigneusement avec une 

 feuille de papier buvard, qui est préférable au torchon ; on 

 chasse également la petite goutte d'eau qui s'est foimée 

 à la pointe de la pipette. On plonge ensuite la pointe de la 

 pipette dans la bouteille contenant l'eau normale ; on tourne 

 le robinet de manière à établir une communication entre 

 le corps de la pipette et son bout supérieur (tig. 4 C) par lequel 

 on aspire, avec la bouche, l'eau normale. Au moment où l'eau 

 aspirée a dépassé le robinet d'affleurement, on tourne celui-ci 

 d'un tiers de tour, de gauche à droite de façon à couper toutes 

 les communications ifig. 4 A). On fera ici (comme pour le 

 robinet d'affleurement de la burette), attention à ne pas tourner 

 le robinet dans le sens contraire. 



Après avoir rempli la pipette d'eau normale, on essuie 

 soigneusement avec du papier buvard, le bout de la pipette, 

 qui a été mouillé extérieuiement par l'eau normale ; une goutte 

 qui i^esterait à l'extérieur de la pipette pourrait tomber dans 

 le verre à réaction et fausserait le résultat de l'analyse. 



On vide la pipette de la première eau normale; de cette 

 façon on élimine toute trace d'eau ordinaire, avec laquelle 

 on a rincé la pipette. 



.!^ 8. Utilisation du précipité. Les grandes maisons de pro- 

 duits chimiques achètent le chlorure d'argent provenant des 

 analyses, on fera donc bien de conserver le précipité (?i 1 Ch. ni, 

 p. ic)).Ce précipité est lavé à l'eau ordinaire et séché à l'air libre. 



Chapitre IV 

 Différenlcs inauipulations préparatoires 



§ I . Mettre tout à la même température. Si on a l'ha- 

 bitude de faire les analyses le matin, il est nécessaire la veille 

 au soir'^de mettre sur la même table à l'abri des rayons directs 

 du soleil : 



(3) 



