— 32 — 



h) Après une dizaine de titrages on refera une détermination 

 nouvelle de Teau normale et ainsi de suite. 



i^ 3. Importance des manipulations et sources d'er- 

 reurs. Helland-Hansen (1912, page 3d) dit avec juste raison : 

 « The work must go on automatically, and the nearer one 

 can approach the idéal of a titration machine the better will 

 the results be ». 



Les sources d'erreurs peuvent être bien nombreuses et, 

 prises isole'ment ou cumulées, peuvent fausser considérablement 

 le résultat final. Je vais énumérer ici les erreurs les plus 

 fréquentes : 



A. Mesure des volumes. Pour pouvoir prendre, dans toute 

 la série des titrages, toujours le même volume il faut : 



a) éviter les chapelets dans la pipette et dans la burette, 

 et par conséquent il faut soigneusement nettoyer ces deux 

 instruments voir Ch. III. ,^ïii '-^i7> P- 10-24- 



b) éviter absolument les éclaboussements lorsqu'on fait 

 couler dans le verre à réaction les liqueurs de la pipette (voir 

 Ch. V, .i;i 2 A, p. 28) ou de la burette (voir Ch. V, .*^ 2 C) et 

 aussi lorsqu'on agite la baguette (voir Ch. I, ?iï^ 5 et 6, p. 9, 10.) 



c) ne pas oublier de mettre tout à la même température 

 (voir Ch. IV, i^ i, p. 25), 



Les erreurs qui résultent de l'omission de cette précaution, 

 sont très importantes. Aussi en remplissant la pipette d'eau 

 normale ou de celle de l'échantillon, je dois le répéter, il faut 

 la tenir par son tube à boule (fig. 4 A, é) et son robinet et non 

 par son corps (fig. 4 A, c] (voir ch. I, s^ 3, p. 7). 



d) ne pas tarder à faire la lecture tout de suite après avoir 

 obtenu le virage définitif. Un retard de deux minutes peut 

 piovoquer une erreur de 0,01 à 0,02 cm. (voir ch. V, S; 2, E, 

 p. 3o, Ch. I, ,^ 7, p. II). 



B. Concenti-ation des liqueurs. Une erreur de ce genre peut 

 être provoquée par l'introduction dans la pipette de liqueurs 

 étrangères comme par exemple : la salive (voir ch. I, ?i 3, A, p. 8), 

 l'eau ordinaire du lavage, l'eau de l'échantillon précédent 

 (voir ch. III, i^ 6, p. 24, ch. V, ^ 2, F, c, p. 30. La concentration 

 du nitrate d'argent change également (voir ch. IV' >^ i, E, p. 26). 



Q. Durée de l'analyse. Si on exécute une série d'anahses il 

 est nécessaire que chaque titrage soit effectué dans le même 

 laps de temps. La durée variable peut influencer : 1° le volume 



