Hen- Prof. Dr. A. Wassmuth iu Czeriiowitz ubersendet 

 eine Abhaiidlung' : „Uber eine einfache Vorrichtung ziir 

 Bestimmung" cler Temperaturanderungen beim Ans- 

 delineu und Zusammenziehen von Metalldritliten." 



Die Herren Edlund (Pogg. Ann. 126) iind Haga (Wied. 

 Ann. 15) liaben nachgcwiesen, dass die Temperatiiranderungeu, 

 wie sie sich beim Ausdehnen und Zusammenziehen von Drahten 

 ergeben, in guter Ubereinstimraung mit der mechanisehen Warnie- 

 tbeorie stehen. So erhiclt z. B. der letze Forscher fiir das 

 mechanische Warmeequivalent mit zwei verschiedenen Drabtcn 

 die Zahlen: 437, 8 und 428, 1. Dabei verfubr Haga in einfacher 

 Weise so, dass er urn den zu debnenden Hauptdrabt eiiien sebr 

 diinnen Draht eines anderen Metalles wickelte und das so ent- 

 standene Thermoelement mit einem astasirten Galvanometer von 

 sebr kleinem Widerstande verband. Dabei muss naturlich, v^enu 

 man die mittlere Temperaturanderung des ganzen Drahtes er- 

 halten wiH, die Umwicklungsstelle wiederholt gewecliselt vrerden. 



Diesem Ubelstande lasst sich durch eine Vorrichtung ab- 

 belfen, durch die sich iiberdies dieseTemperaturanderungen selbst 

 mit einem unastatischen oder hochstens schwach asta- 

 sirten Galvanometer von bedeutenderem Widerstande genau 

 ermitteln lassen. Hiezu vrurdeii von einem Drahte aus hartem 

 E^sen mehrere, gleich lange Stttcke abgeschnitten und die Enden 

 derselben, nachdem man sie rechtwinkelig gebogen hatte, durch 

 3 cm lange HolzstUcke gesteckt und umgebogen. Urn die Mitte 

 eines jeden solchen Drahtes wurde ein dlinner Neusilberdraht 

 berumgewickelt, angelothet nnd ebenfalls durch Lothen mit dem 

 Eisen des nachsten Elements verbuuden; es waren so mehrere 

 (bier 10) Elemente hinter einander geschaitet nnd die Wirkung, 

 die gewiss der mittleren Temperatur entsprach, bedeutend. So 

 gab ein kleines Kohlrausch-Hartmann'sches Galvanometer 

 unastasirt scbon einige Centimeter Ausschlag und in einem 

 anderen Falle stieg die Ablenkung beim Ubergange von einem 

 zu zelm Elementen auf das flinffache. Eine geriuge und da her 

 stabile Astasirung wird bei der richtigen Schaltung in alien 

 Fallen ausreichen, um die Erscheinung objectiv darzustellen, 

 wahrend bei einer anderen Gelegenheit hiezu noch vor Kiirzeni 

 ein fast aperiodisch astasirtes Galvanometer angewendet wiirde. 



