2r)4 



viel geringeren Antheil an dev Entladiing nelimen, direct zur 

 Erde abgeleitet bleiben. Diese Elektrodenform begiinstigt das 

 Auftreten der Glimmeiitladung sehr. Das negative Glimmlicht 

 wird beschrieben als eine mattleuchtende , nach aussen ver- 

 schwimmende LichthitUe von 2 — 3 mm Durchmesser nnd roth- 

 licber Farbe. 



Die ranmlicb continuirlicb e Form dieser Entladungen 

 stellt das Entladungsgesetz in einfache Abbangigkeit von der 

 Elektrodenform. Um den Einflnss der Erhitzung des Entladungs- 

 raumes, weleber die Reinbeit der Erscbeinimg beeintracbtigt, 

 herabzusetzen, wiirde bei sebr kleinen Stromstarken in un- 

 verdiinnter Liift beobacbtet. Der v^esentlicbe Eiufluss, welchen 

 die kleinen und rascben Scbwankungen des Elektrodenpotentials 

 besitzen, welcbe diircb das Spiel der Influenzmascbine bedingt 

 vrerden, wurde imLaufe der Arbeit erkanntund a, 0.^ beschrieben. 

 Dementsprecbend wurde aiif die Erzielung regelmassiger Wir- 

 kung der Maschine, die Dampfung der Stromscbwinguugen durcb 

 eine grosse Batterie (600/n Capacitat) uud sorgfaltige Her- 

 stelliing der Contacte im Scbliessungskreise Gewiclit gelegt. 



Alle Messungen wurden genaii bei dem Luftdruck 120 mm 

 Hg in trockener^ von Staub befreiter Luft ausgefubrt. 



Zur Strommessung diente ein aperiodisches Spiegel- 

 galvanometer von W. Siemens, dessen Gleicbung genauer 

 ermittelt wurde. Alle Stromstarken werden in C. G. S. mecb. 

 angegeben, 



Zur Potentialmessung kam das a. 0.^ beschriebene aperio- 

 discbe Scbutzringelektrometer mit magnetiscber Triiilar- 

 wage in Verweudung. Uber die Braucbbarkeit dieses Instrumentes 

 wird ausfiibrlicber Bericht erstattet. Es lasst zu Folge seiner 

 tadellos ruhigen, aperiodiscben Einstellung und boben Empfind- 

 licbkeit (elekr. Anziebung = l.</ Gewicbt, Ausscblag = 300 Seal. 

 mm) Potentialmessungen zwischen 10 und 100 C. G. S. zu, deren 

 Genauigkeit, wie eingebend belegt wird, in der Mebrzabl der 

 Falle 0-l7(, betragt, allerdings aber von der magnetiscben Euhe 

 des Beobachtungstages abbangt. Es veranlasste dies eine ver- 



1 Jaumaun, Einflnss rascher Potentialanderungen auf den Ent- 

 LifUmg-svorgang, Sitzungsber. der kais. Akad., Bd. 97, S. 766 (1888). 

 - Janmann, Sitzungsber. d. kais. Akad., Bd. 95, S. 651. 



