'4H8 MÉMOIRES DE l'Académie 



celui dont le bassin ëtoit à la gauche du mémo obser- 

 vateur. 



Le gazomètre A contenoit le gaz hydrogène, et le gazo-i 

 mètre B contenoit l'air vital. 



§. I I. 



Point de vue SGits lequel on doit considérer les gazo- 

 mètres. ' 



I^es gazomètres de Lavoisier et IMeusnier , sont de 

 vc^rit;ib!es balances. Si donc le cylindre extérieur ne contient 

 pas d'eau, le côté du fléau qui comprend le cylindre in- 

 térieur, en le supposant plus lourd (|ue celui qui comprend 

 le bassin, doit nécessairement descendre jus({u'ù ce que les 

 deux cylindres soient en contact. Mais si, dans li même 

 supposition, le cylindre extérieur est plein deau, alors do 

 deux choses Tune, ou le tuyau intérieur st (fig- i"^, 

 comnmniquera, et avec l'air environnant, et avec le fluide 

 permansnt contenu dans le cylindre intérieur , où il ne 

 communiqueraseulement qu'avec ce dernier : dans le premier 

 cas, le cylindre intérieur chassera, à raison de son poids, 

 le fluide permanent qu'il renferme, et s'enfoncera jusqu'à 

 ce qu'il touche le fond du cylindre intérieur ; alors l(-s deux 

 cylindres seront Tun et l'autre pleins d'eau : dans le second 

 cas , au contraire, le fluide permanent que renferm? le 

 cylindre intérieur, n'ayant aucune issue pour s'échapper, 

 sera comprimé, et poussera l'eau sur laquelle il repose; 

 celle-ci s'abaissera <îonc dans le cylindre intérieur , et s'é- 

 lèvera d ms le cylindre extérieur , de sorte que la différence 

 qui existera entre les deux niveaux indiquera la pression 

 du fluide permanent contenu dans le cylindre intérieur. Or, 

 comme l'eau contenue dans le tube 19, 20, 21 , 22 et 2D, 

 9e trouve dans les mêmes circonstances et précisément au 



même 



