DES Sciences. 6o5 



Jaugeage du gazomètre B. 



En opérant de l.i même manière sur le gazomèfre B , nous 

 Avons reconnu, après sopt essais consécutifs, que , depuis 

 le 1 73o" degré jusrjuau i j 3 , cliaque degré de Féchelle cor- 

 respondoir à 1,00618 pouce cube. 



On Conçoit aisément que ces premiers essais sont appli- 

 cables à zéro dépression additionnelle, ou autrement qu'on 

 peut les rapjiorter à une température de 10 degrés et à 

 une pression de 28 pouces de mercure , quelles que soient 

 cependant, à l'instant où on les fait, la température do 

 l'air du lieu , la pression barométrique et la pression addi- 

 tionnelle, pourvu qu'il y ait au-dessus de la planche de la 

 cuve une colonne d'eau correspondante à cette dernière pres- 

 sion , et que la température du fluide permanent qui passe 

 dans la bouteille jaugée soit exactement semblable à celle 

 du fluide qui est renfermé dans le cylindre intérieur. 



Observations. 



Il faut, dans ce genre de manipulation, prendre quelques 

 précautions qu il est nécessaire d indiquer. 1°. Il faut toucher 

 à la bouteille le moins qu'il est possible, et ne pas res- 

 pirer très-près d'elle, ahn que sa température ne soit pas 

 plus élevée que celle du cylindre. Ces deux causes pour- 

 roient produire une dilatation.qui occasionneioit des erreurs. 

 2°. Il est nécessaire que le tube de cuivre soit un peu. 

 souple et recourbé carrément avec la tablelte de la cuve., 

 3°. Le bout recourbé qui doit entrer dans la bouteille ne 

 doit guères avoir plus de 12 ou i5 lignes de longueur; s il 

 ëtoif plus long, ilfaudroit , pour chasser 1 eau qu'il contient, 

 donner une trop grande pression au cylindre. 4"- Avant 

 d'ouvrir le robinet, il faut élever, au-dessus de la surface 

 de l'eau , l'extrémité du tube, et souvent encore ou est obligé, 



