208 Carl Rössler, 
Im Ganzen wurden 59 Serien der Horizontal-Intensität, 47 Serien der Declination und 47 Serien der 
Inclination beobachtet, wobei unter einer Serie bei ersterem Element das Mittel der Werthe für jeden 
Schwingungsmagnet, bei der Declination das Mittel mehrerer Einstellungen der Declinationsnadel und 
beim dritten Element das Mittel beider Inclinations-Nadeln verstanden ist. 
I. Theil. 
Instrumente. 
Die Expedition war für die magnetischen Beobachtungen mit folgenden Instrumenten ausgerüstet. 
1 astronomischer Theodolit »Starke und Kammerer» Nr. 172, I magnetischer Theodolit »Jones«, I In- 
clinatorium »Barrow Nr. 5. 
Der astronomische Theodolit. Die schweren Grundtheile sind aus Eisen. Das Fernrohr, ein Knierohr 
mit Steinheil’schem Objectiv von 35 mm Öffnung hat 20fache Vergrösserung und 5 Verticalfäden auf 
Glas eingerissen. Der Horizontal- und der Höhenkreis von 13 cm Durchmesser geben mit Nonien eine Ab- 
lesung auf 10°. Die Aufsatzlibelle hat 3°5, die Höhenlibelle 7'9 Parswerth. 
Der magnetische Theodolit stammt aus England und wurde zweimal umgearbeitet. Die Nonien des 
Horizontalkreises geben eine Ablesung auf 30°. 
Die massive Alhidadenplatte steht in directer Verbindung mit dem hölzernen Magnetgehäuse, das die 
Suspensionsrohre trägt. Diese sind mit 3 Stellschrauben zum Neigen des Rohres versehen. 
Es wurden zwei Suspensionsrohre von 50cm Länge verwendet, eines mit einem einfachen Cocon- 
faden und einer Messingschlinge für die Declinations- und die Ablenkungsbeobachtung, eines mit einem 
Doppelfaden für die Schwingungsbeobachtungen. 
Das Fernrohr von 15:5 mm Objectiv-Öffnung hat ein Beleuchtungsprisma und ein Scalendiaphragma. 
Die Ablenkungsschiene ist in Centimeter getheilt und wird mit 2 Schrauben am Träger des Magnet- 
gehäuses befestigt. Der auf der Schiene verschiebbare Träger der Schwingungsmagnete ist mit einem 
Holzkästchen umschlossen. 
Die Declinations- und Torsionsnadeln sind Spiegelmagnete, die Schwingungsmagnete und der Ablen- 
kungsmagnet massive Cylinder aus glashartem Wolframstahl. Jene haben nur ein kleines Häkchen zum 
directen Einhängen in den Cocondoppelfaden, der Ablenkungsmagnet einen Messingring und Haken zum 
Einhängen in die Messingschlinge des Suspensionsrohres. 
Alle drei Magnete haben die Spiegel am Nordende aufgeschliffen. 
Die Nonien des Inclinatoriums geben eine Ablesung auf 1’. Die Einrichtung des Instrumentes ist .die 
allgemein gebräuchliche. Zur Beobachtung wurden die Nadeln 3 und 4 verwendet. 
Constanten-Bestimmung. 
Vor Antritt der Reise wurde am k. und k. hydrographischen Amte in Pola nur der Temperaturs-Co&ffi- 
cient aus absoluten Beobachtungen abgeleitet, die Endconstante CE jedoch aus Vergleichsbeobachtungen 
mit dem Theodoliten Schneider bestimmt, weil die Aichungs-Commission damals die Schwingungs- 
magnete nicht hatte aichen können und ohnehin alle Reisebeobachtungen auf den Schneider'schen 
Theodolit, als das Normal-lnstrument der k. und k. Kriegs-Marine, redueirt werden müssen. 
Der Theodolit Schneider ist mit dem Normal-Instrument in Wien verglichen, Scheider-Lamont I = 
0:00041 C. G. S. 
A. Temperaturs-Co£fficient. 
Für jeden Magnet wurden zwei Serien von Bestimmungen gemacht, und zwar eine Serie bei hohen 
und eine Serie bei tiefen Temperaturen. 
