Magnetische Beobachtungen. 241 
Schlussbemerkungen. 
Instrumente. 
Der Theodolit »Jones« entsprach als rein magnetisches Instrument vollkommen. Theilung und Nonien 
sind gut, das Zusammensetzen der einzelnen Theile, sowie die Verpackung sind handlich und bequem. 
Ein Übelstand wäre wohl zu bemerken, das ist der Mangel eines astronomischen Aufsatzes. Die 
Beobachtung des Azimuthes mit einem eigenen astronomischen Theodoliten ist schon im Allgemeinen 
unbequem, man hat ein Instrument mehr zu transportiren und die Theilung der Beobachtung ist entschieden 
ein Grund vieler Fehler. 
Die Fernrohre beider Instrumente haben eine verschiedene Vergrösserung, das eine (astronomischer 
Theodolit) ist ein rein astronomisches Rohr, kehrt also ganz um, während der magnetische Theodolit ein 
astronomisches Rohr mit Prisma besitzt und auch in der Horizontalen umkehrt; daher haben die Öbjecte 
durch die beiden Rohre besehen ein sehr geändertes Aussehen, was bei nicht ganz scharf markirten 
Miren zu Fehlern Anlass geben kann. 
Ferner sind die Horizontalkreise der beiden Theodoliten im entgegengesetzten Sinne getheilt, was bei 
Berechnung der Meridianlesung viel Überlegung und Rechnung erfordert. 
Das Inclinatorium entspricht seinem Zwecke, das Ummagnetisieren der Nadeln mit Streichmagneten 
nicht, weil diese immer verrosten und durch den Sandstaub auch bei grösster Vorsicht die Spitzen der 
Nadeln beim Streichen gefährdet werden. 
Magnete. 
Torsions- und Declinationsnadeln sind gut; die Schwingungsmagnete in ihrer jetzigen Gestalt äusserst 
unbequem. 
Das directe Einhängen mit dem kleinen Häkchen in den Cocondoppelfaden erfordert viel Geschick 
und Übung, weil man den Faden leicht abreissen kann. Auch ist es nothwendig, den Magnet direct anzu- 
greifen, was bei der Empfindlichkeit der Beobachtungen für Temperatursänderungen nicht richtig ist; ein 
Manipulieren mit Handschuhen oder Seidenlappen ist unthunlich, weil die Hand ungelenkig wird. 
Die direct aufgeschliffenen Spiegel bewährten sich nicht gut, sie brauchen eine zu starke Lichtquelle. 
Wenn der Himmel bewölkt war, konnte ich nur mit grösster Mühe beobachten. 
Allen diesen Übelständen wäre abgeholfen, wenn die alte Construction mit Ring, Spiegel und einem 
mit jenem verbundenen Aufhängehaken angebracht würde. 
(Die Magnete werden schon im erwähnten Sinne umgearbeitet.) 
Die für die Beobachtungen erforderlichen Thermometer sind nicht einwurfsfrei, denn die Temperaturs- 
annahme bei Magnet und Thermometer sind entschieden nicht gleich, daher eine erneuerte Fehlerquelle, 
die bei Feldbeobachtungen, wo die Temperatur im Zelt in kürzester Zeit bedeutend steigen kann, grosse 
Differenzen in den beobachteten Werthen der Horizontal-Intensität bedingt. Ein Metallthermometer wäre 
das richtigste. 
Der Verlauf der Curven. 
Allgemeines: Ein bedeutendes Störungsgebiet bildet die Halbinsel Sinai, der Golf von Akabah und die 
Inseln. 
a) Declination: Der Verlauf der Isogonen ist im Allgemeinen von NW nach SO gerichtet. Über dem 
Südtheil von der Halbinsel Sinai biegen sie stark nach Osten ab und kehren an der arabischen Küste 
Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. LXV. Bd. 2] 
2} 
