



246 Cäsar Arbesser v. Rastburg, 
| I 
Instrumente S.M.S. »Pola« | Brothers Koseir Jidda Summe Anmerkung 
Barosraphr.. . 202 3 on. kichardefi: | I I I 3 
Thermograph » | I I 
Hygrograph ee » I | I 
| Thermometer-Blechbeschirmung, gr. I \ | I 
| » » ll en I . I I 3 
Gajüten-Compass m u se ee B I I I 3 
Sanduhr zul Den re 21) 1 I 4 1) unbrauchbar. 
Maschenchronometerse 0 : . I I 
Tonper mu. BE ee I I I I 4 








Barometer. Die zur Aufstellung in den Landstationen bestimmten Barometer waren die Kappeller- 
schen Stationsbarometer Nr. 10, 1005 und 1006, welche nach Vergleich mit dem dortigen Normalbarometer 
von der k. k. Centralanstalt in Wien übernommen worden sind. 
Die beiden Schiffsbarometer Nr. 15 und 23 — Barometer mit finem Boden in cardanischer Suspen- 
sion — sind im k. u. k. hydrographischen Amte in Pola erzeugt und sowie die drei Feiglstock’schen Ane- 
roidbarometer Nr. 89, 228 und 50720 dem Inventare des Instrumentendepots entnommen und mit dem 
Normalbarometer des hydrographischen Amtes verglichen worden. 
Thermometer. Für die Psychrometer wurden gewöhnliche Kappeller'sche Thermometer mit Papier- 
scala und Eintheilung in O°2 Grade verabfolgt; nur Koseir erhielt zwei Geissler’sche Thermometer mit Por- 
zellanscala, weil für diese Station kein Assmann’sches Aspirationspsychrometer als Controlinstrument zur 
Verfügung stand. 
Alle Thermometer wurden nach Vergleich mit dem Normalinstrumente des hydrographischen Amtes 
mit von 0°—40° reichenden Correctionstabellen versehen. 
Der schlechte Ruf, welcher den Papierscalen anhaftet, fand bei den wiederholt vor und nach der 
Reise, bei trockenem und bei Regenwetter vorgenommenen Vergleichen keine Bestätigung, die Ver- 
gleichsresultate zeigten unter allen Umständen eine Übereinstimmung, welche innerhalb der Grenzen des 
Beobachtungsfehlers (+0'1°) blieb; allerdings waren bei der Abreise unter einer Auswahl von 15 Stück 
die neun besten Thermometer fürgewählt worden. 
Von den Maximum- und Minimum-Thermometern (Fuess) wurden je drei auf Kosten der kais. Aka- 
demie der Wissenschaften angekauft, ein paar von der Abtheilung Geophysik des hydrographischen Amtes 
entlehnt. 
Die Correctionen dieser Instrumente betrugen durchwegs weniger als O°1°, konnten also ganz ver- 
nachlässigt werden, ebenso wie jene der drei gleichfalls neu angeschafften Assmann’schen Aspirations- 
Psychrometer. 
Bei diesen lehrte aber die Erfahrung, dass die Instrumente des kleineren Modells eine derart sorgfäl- 
tige Behandlung erfordern, dass sie nur in der Hand eines sehr geübten Beobachters fortdauernd verläss- 
liche Angaben erwarten lassen, während das grosse Aspirations-Psychrometer unter allen Umständen gute 
Dienste leistete. 
Zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung wurde ein Walferdin’sches Maximum-Thermometer 
mit geschwärzter Kugel im Vacuum, für die Bestimmung der nächtlichen Strahlung des Erdbodens ein 
Baudin’sches Minimum-Thermometers (a marteau) verwendet, beide Instrumente waren vom hydrographi- 
schen Amte beigestellt und in Pola verglichen. 
Handanemometer. Für die Angabe der Windstärke dienten Kraft'sche Anemometer (drei von der kais. 
Akademie angekauft, eines vom Instrumentendepot entlehnt), deren Umrechnungsco£fficienten — zur 
Berechnung der Windstärke in Kilometern per Stunde aus der nach 5 Minuten langer Beobachtungsdauer 
vom Zählwerke angezeigten Anzahl Umdrehungen des Schalenkreuzes — durch Vergleich mit dem Munro- 
schen Anemographen des hydrographischen Amtes bestimmt wurden. 


