(275 ) 
distances d'un millimètre les unes des autres, et en nombre 
suliisant pour l'instrument météorologique dont on veut 
enregistrer les observations : cette plaque est solidement 
fixée et les pointes sont en contact avec le papier, en sorte 
qu'une quantité égale de papier passe sous ces pointes 
dans des temps égaux. Cela posé, et les observations ayant 
lieu toutes les trois minutes, si l’on imagine qu’à chacune 
d'elles un courant électrique passe dans l’une des pointes, 
dans celle qui correspond à la position de l’instrument 
météorologique au moment de l’observation, l’action dé- 
composante de ce courant sur l’azotate d'ammoniaque mar- 
quera un point sur le papier, et comme il en sera de même 
pour toutes les observations successives, on obtiendra sur 
le papier une série de points placés à distances égales en 
abscisse et en ordonnée, points qui constitueront par leur 
ensemble une courbe dont on n’aura plus besoin de faire 
le relevé. 
L’enregistreur de M. Noël est d’une application très- 
compliquée, lorsqu'il s’agit d’un instrument météorolo- 
gique dont les variations ont quelque étendue. Ainsi, 
par exemple, pour enregistrer par son intermédiaire des 
dixièmes de millimètre du baromètre, il faut employer 
autant de pointes de fer en contact avec le papier impres- 
sionnable par le courant électrique, qu'il se produit de 
dixièmes de millimètre de variation dans la hauteur baro- 
nétrique; or, comme on peut compiler, dans nos climats, 
sur une variation annuelle de cinq à six centimètres de 
mercure, on voit que l'enregistrement de cette variation 
exiserait l’emploi de plusieurs centaines de pointes im- 
plantées dans la plaque d'ivoire. D’un autre côté, toutes 
ces pointes doivent communiquer par des fils conducteurs 
avec autant de divisions métalliques, marquées sur un 
