47 



Om dezelfde redenen zou het ook zeer lang duren, vóórdat 

 kleine stijgingen in temperatuur, veroorzaakt door kieming 

 van tarwekorrels in het vat, door den thermometer aan- 

 gewezen zouden worden. 



Bij het op temperatuur brengen zou men desnoods de door- 

 stroomingssnelheid kunnen vergrooten, zoodat de uitwisseling 

 bevorderd werd, maar tijdens de eigenlijke waarneming zou 

 de lucht toch zeker niet sneller dan 3 L. per uur mogen 

 doorstroomen, daar anders de temperatuurstijging, door deze 

 kleine warmtebron veroorzaakt, tè gering zou zijn, om waar- 

 genomen te worden. 



In al den tijd, dat ik getracht heb, dit toestel door allerlei 

 wijzigingen geschikt te maken voor de waarnemingen, die ik 

 er mee wenschte te doen, is het mij niet gelukt tot eenig 

 resultaat te komen, en ik geloof dan ook wèl te kunnen 

 zeggen, dat dit op deze manier onmogelijk is. 



Het was dus zaak een andere en meer geschikte inrichting 

 voor dit doel te bedenken. Waar het groote struikelblok was 

 gebleken te zijn, de veel te groote warmte-capaciteit van het 

 Dewar'sche vat, moest hierbij vooral gelet worden op een 

 zoo klein mogelijke warmte-capaciteit. 



Professor JlILIUS, met wien ik over deze bezwaren sprak, 

 is zoo vriendelijk geweest er over te denken, op welke manier 

 ik deze moeilijkheden zou kunnen ontgaan en een ontwerp 

 van een toestel te maken, dat geschikt zou zijn, een dergelijke 

 geringe warmte-ontwikkeling door temperatuurstijging te meten. 

 Dit ontwerp werd op zeer nauwkeurige wijze uitgevoerd door 

 den instrumentmaker van het laboratorium. 



Het bleek, dat dit toestel een groote verbetering was, 



