53 



uitwijking, aangevend 1° verschil, steeds even groot werd 

 gevonden, had men hieromtrent voldoende zekerheid. 



Ten slotte dient nog opgemerkt te worden, dat overal 

 waar sprake is van een uitwijking van het lichtbeeldje, steeds 

 bedoeld is de dubbele uitwijking, daar door middel van een 

 commutator bij de aflezingen, de richting van den stroom 

 omgekeerd werd, en de afstand van de beide uiterste standen 

 van het lichtbeeldje werd afgelezen. 



Het bleek, dat een temperatuurverschil van 1° overeen- 

 stemde met een (dubbele) uitwijking van 24.8 c.M. op de 

 verdeelde schaal. Voor 0.01° is dit 2.5 m.M., zoodat 0.005° 

 temperatuurverschil op deze manier nog was af te lezen. 



Vervolgens werd bepaald, hoe groot deze uitwijking was, 

 wanneer er door den galvanometer een stroom van bekende 

 sterkte werd gestuurd. Zond men een stroom van 1 -6 ampère 

 er door heen, dan vertoonde het spiegelbeeldje een uitwijking 

 van 35.8 c.M., terwijl de afstand van den galvanometer tot 

 de verdeelde schaal 208 c.M. was. 



Een temperatuurverschil van 1° veroorzaakte dus een stroom 



24 8 

 van __ ' - X 10 -6 ampère, waaruit duidelijk de gevoeligheid 



van de opstelling blijkt. 



De thermonaalden werden nu op de beschreven manier 

 in het toestel bevestigd en moesten dus dienen om het tem- 

 peratuurverschil te meten, dat ontstond, wanneer in het vat 

 een warmtebron werd aangebracht. 



Nu moet men zich eerst afvragen, wat men theoretisch 

 kan zeggen van het verband tusschen deze warmtebron en 

 de daardoor veroorzaakte temperatuurstijging. 



