55 



ampèremeter, die zich in den keten bevond. Liet men achtereen- 

 volgens 1, 2 en 3 accumulatoren stroom leveren, dan had 

 men het dus in zijn macht drie verschillende warmtebronnen 

 in het toestel te brengen. 



De warmte-ontwikkeling is 0.24 i 2 r per sec, dus 3600-maal 

 zooveel per uur. 



i wordt aangegeven door den milliampèremeter. 



r is de weerstand van den manganien-draad, bepaald op 

 59.2 Ohm. 



Behalve met drie stroomsterkten, correspondeerend met 

 1, 2 en 3 accumulatoren, werd er eens geijkt met een vierde 

 stroomsterkte, verkregen door het inschakelen van een extra 

 weerstand in den keten buiten het toestel. 



Hier volgen dus de waarden dier vier stroomsterkten, en 

 de hierdoor veroorzaakte warmte-ontwikkeling in den man- 

 ganien-draad. 



r = 59.2 Ohm. 



Stroomsterkte. 



Warmte-ontwikkeling in den manganien-draad 

 per uur. 



A = 0.032 ampère 



B = 0.064 „ 



C = 0.084 „ 



D = 0.096 „ 



0,24 X0.032 2 X 59.2X3600= 52.38 cal. 

 0.24 X0.064 2 X 59.2X3600 = 209.50 „ 

 0.24 X0.084 2 X 59.2X3600 = 360,90 „ 

 0.24 X0.096 2 X 59.2X3600 = 47 1.38 „ 



In A, B en D verhoudt de stroomsterkte zich als 1:2:3, 



dus de warmte-ontwikkeling hierdoor veroorzaakt als 1:4:9. 



Bij de ijkproeven werd het toestel in elkaar gezet. Vier 



