l.-)! 



ÜBER GEKAUE UNI) INVARIABLE 



COPIEN DES KILOGRAMMES 



IX1> DKS 



METRE n\( ) !( )TYI*E I^ER AKGm\ E ZU PARIS 



WELCHE n ÖSTERREICH BEI EINFlHünC DES METRISCHEN JIAASs IMl (itttlCHTSSVSTEMS ALS JiOllMALEIMEITEN DIENE?! SOLLEN 



UNli Vl'.VAi 



DIE MITTEL ZU IHEER VERYIELFAl /IT Grxr.. 

 C. A. STEINHEIL. 



VORGEI.KGT IN IiKl; SITZINI^ I'KK MATlIEMATISClI-NATUinX ISSKNSCHAITLUlirN ( I.AS.SK AM 1-'. FKhKl AU lsi;T. 



Der Meter und sein Comparator. 



J_/ie Copie des Mctre jjrotoi'yjje der Archive zu Paris , besteheud in dem (^lasstabe Gu 

 wurde von Eepsold in Hamburg ausgeführt. Der Stab ist aus demselben Spiegelglase mit 

 Gf und wurde im Mai 1837 in meiner Gegenwart und unter meiner Leitung durch den da- 

 maligen Observator der kais. Sternwarte zu Pulkowa, Herrn Uno Pohrt, der mich als Assi- 

 stent nach Paris begleitete , mit dem Piatina-Meter der Archive verglichen. Auch sind noch 

 einige Vergleichungen zwischen den Glasmetern Gj (der in den Besitz der damaligen 

 neapolitanischen Regierung übergegangen ist) und Gjj vorgenommen, so dass sein Werth 

 auf doppelte Weise abgeleitet und dadurch coutrolirt werden kann. Dieser Glasmeter Gji ist 

 es, welcher an die österreichische Regierung übergeht. 



Meine Abhandlung „Copie des Metre der Archive", die in den Abhandlungen der 

 mathematisch-physikalischen Classe der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften IV. Bd., 

 1. Abth., (in der Reihe der Denkschriften XIX. Bd., S. 163 — 280) aufgenommen ist, enthält 

 alle nöthigen Aufschlüsse über den Platinmeter, die Glasmeter, den Comparator, die Anord- 

 nung der Vergleichungen und die Reduetion der Beobachtungen. Eben so ist die Vergleichung 

 der Thermometer, dann die Bestimmung des Werthes der Niveau- und Mikrometer-Theile 

 in Millimetern und die Ausdehnung des Glases darin gegeben. Diese Mittheilungen beziehen 

 sich zwar direct auf die Vergleichung des Glasstabes Gi, sie gelten aber auch mit Ausnahme 

 der Vergleichungen selbst, die wir hier folgen lassen, für den Glasstab Gn, da dieser mit 

 demselben Apparate, denselben Thermometern unter denselben Verhältnissen vom selben 

 Beobachter verglichen wurde. 



