15-J Dr. C. A. 8f einheil. 



Indem wir uns dalier auf die angeführte Abhandlung beziehen, nehmen wir hier nur 

 auf, was zum Verständniss der Vergleichung des (jrlasmeter (?// erforder^irh scheint. 



Glasmeter Gu und Platina-Meter P liegen auf einer horizontalen Spiegelglasplatte neben 

 einander. Neben jedem Meter ein Thermometer. Mit dem Spiegelglase können sie in der Hori- 

 zontalehene senkrecht auf die Axe des Meters verstellt werden; dabei kommt abwechselnd 

 bald der Platinmeter P, bald der Glasmeter Gn zwischen die Berührungscylinder des Compa- 

 rators. die auf Xiveaux wirken und diese verstellen. 



Die Niveaux werden beide von der Mitte aus an beiden Enden der Luftblase abgelesen. 

 Die Zahlen der Ablesung wachsen mit der Länare des Stabes. 



Es ist für den 



Niveau 

 links rechts 



Platinmeter 1* 



i. -t- h' 



Glasmeter Gn: A'=^^' : A- ' = ^±^ 



Da ein Xiveautln^il 



des Niveau links ^ \•\y■y.^ 

 rechts = 1-0507 



Tromm eltheile 



des Mikrometers misst, so drückt man den Längenunterschied zwischen Platin- und Glasmeter 

 aus in Mikrometer-Trommeltheilen durch die Gleichuns: 



r-Gj,= 



\-- ^1 lM,oo + |-^ —] 1-0.:>L (I) 



Wird dann dieser "Werth durch die Anzahl q der Trorameltheile. die auf einen Millimeter 

 gehen, dividirt. d. i. durch 



y = -2-22(vO 



so ergibt sich die Läng-endifferenz in Millimetern. 



Zu bemerken ist noch , dass jedes Niveau dreimal an beiden Enden der Blase abgelesen 

 wurde, dass also die Zahlen a a, A A' , h //, B B' schon das Mittel aus je drei Aufzeichnun- 

 gen sind. LTm aber vollständige Einsicht in die Originalbeobachtungen zu geben , lassen wir 

 hier eine directe Abschrift derselben nebst den vorausgehenden Bemerkungen des Herrn 

 Pohrt über die Umstände, unter welchen er verglich, folgen. 



L. Pohrt sagt : 



„Beschreibung der Art des Gebrauches des Repsold'schen Comparators zur Verglei- 

 chinig des Normalmeters der Archive mit Glasnietern. 



Die Vergleichung wurde im kais. Archiv in dem Saale, in welchem <ler Tresor des 

 Chartes aufbewahrt v/ird, gemacht. Am WNW-Fenster dieses Saales stand der Apparat auf 

 einem soliden Tische, der zwischen die Fenstermauern gekeilt war. 



Der Comparator ist auf die hohe Kante einer 3" dicken und 6" breiten eichenen Planke 

 geschraubt. Die verticale Verschiebung des Fühlniveau's wird nicht gebi-aucht. Die Verglei- 

 chung geschieht durch eine horizontale Verschiebung der Maasse. 



Auf der eichenen Planke zwischen beiden Theilen des Comparators ist mit Nägeln ein 

 Kästchen von Tannenholz befestigt (96 Centim. lang, 9" breit und 5" hoch). Das Kästchen 

 ist unten offen, damit die Luft die äussere Temperatur annehmen kann. 



