158 r^r. C. A. Steii/J/eil. 



sigkeiten oebraclit werden und man muss sich folglich genügen lassen mit der Genauigkeit, 

 die bei Luftvergleichungen zu erlangen ist. 



Wenn Avir jetzt den Meter in einem Glasstabe copirt haben, so ist wenigstens für diesen 

 kein Bedenken, ilm unter "Wasser zu versenken. Wir können also zu seiner Eeproduction, die 

 doch der Zweck aller Normal-Etalons ist, einen Comparator construiren, welcher frei wird von 

 der ünsiclierheit. bedingt durch eine ungleiche Temperatur der zu vergleichenden Stäbe. Das 

 ist nicht der Fall bei dem Comparator von E.ej)sold, der nicht in Wasser versenkt werden 

 darf. Der Eepsold'sche Comparator hat aber noch einen prineipielleu anderen Mangel, dessen 

 Entfernung wünschenswerth wäre, nämlich den, dass der Abstand der Drehungspunkte der bei- 

 den Niveaux von der Yergleichung des einen Stabes, bis nach der Vergleichung des zweiten 

 Stabes als unverändert vorausgesetzt werden muss, um die Constante c in unserer Formel 

 (p. 257 u. 258 d. Met. Abb.) zu eliminiren. 



Wir wollen daher bei der Construction des Comparators eine Anordnung wählen, bei der 

 s:ar keine solche Constante vorkommt. 



Neuer Comparator. 



Im Principe erlangt man die obige Bedingung, wenn man die als sehr nahe gleich lang 

 und mit sphärischen Endflächen verseheuen zu vergleichenden Stäbe aufeinanderlegt und zwei 

 parallele Plaugläser gegen die vier Enden andrückt. Sind die Stäbe gleich lang, so müssen 

 die zwei berührenden Planflächen auch genau parallel zu einander stehen. Bilden sie in der senk- 

 rechten Axenebene der Stäbe einen Winkel miteinander, so liegt der Winkel auf derselben 

 Seite mit dem kürzeren Stabe und der Längenunterschied der Stäbe ergibt sich aus dem 

 Winkel der Spiegelebenen imd den Abständen der Berührungspunkte. 



Auf dieses Princip haben wir nun den Comparator i-onstruirt, der Taf. 1, Fig. 1, abge- 

 bildet ist und den wir nun näher beschreiben wollen. 



Ein Tragbalken l-i2 Ceutim. lang, 16 Ceutim. breir und hoch, aus sehr trockenen ver- 

 leimten Brettern ffebildet und mit ^Mahag-oni fournirt. hat drei Fussschrauben. Mit Niveau wird 

 seine Oberfläche horizontal gelegt. 



Ein Fernrohr mit Mikrometer ist an dem einen Ende des Tragbalkens in ein Lagerstück 

 von Gusseisen eingelegt. Das Fernrohr hat zwischen Objectiv und Ocular zwei 4 Millim. dicke, 

 7 Millim. breite Stahlringe aufgelöthet, welche durch das Lagerstück sich einschieben und 

 zwischen Schrauben festhalten lassen. 



Auf dem Tragbalken vor das Fernrohr ist ein Trog aus fünf Spiegelglasplatten von 

 9 Millim. Dicke gebildet, aufgesetzt. Das Gefäss ist auf dem Tragbalken festgehalten durch 

 rinffsume-ehende aufgeschraubte Holzleistchen. Auf dem Glasboden des Gefässes ist ein eben- 

 falls 9 Millim. dickes Spiegelglas von 98 Centim. Länge und 6-4 Centira. Breite aufgekittet. 

 Diese Glasplatte trägt an den Enden vier Metallklötzchen von aussen mit Schrauben versehen, 

 durch welche die beiden zu vergleichenden Glasmeter genau übereinander mid parallel zur 

 Längenaxe des Gefässes gerichtet werden. Die Schrauben sollen aber nur an den Stabseiten 

 tangiren, durcliaus nicht fest gesetzt werden, damit die Maßstäbe sich frei in der Richtung 

 ihrer Längenaxe bewegen können. Zu diesem Ende sind kleine Schrote') (Vogeldunst) auf 



') Die Schrote müssen gesiebt wcrJen dnieh zwei iSiehe, von welchen d.is weitere die grösseren Selirote zurückhiilt, iLis engere 

 die kleineren Schrote durchlässl. so dass die bleibenden sehr nahe gleich sross sind. 



