über genaue luul iiivan'abk Copioi den Kilogrammen und des Meter prototyp. 159 



die Bodentragplatte mit den Kiötzolien weitsehiehtig gelegt. Auf diese Schichte von Schroten 

 kommt der Glasstab I zu liegen. Auf den Glasstab I kommen wieder Schrote und auf diese 

 der Glasstab II. I und II sind jetzt mit der geringsten Kraft in der Eichtung ihrer Längeuaxe 

 zu verschieben, indem die Schrote als FrictionsroUen wirken. 



An dem Ferurohrende des Glaskastens ist an seiner inneren Endfläche ein vollkommenes 

 Phanparallelglas von 1 Centim. Dicke, 6-6 Centim. Höhe und 3-3 Centim. Breite so aufgekittet, 

 dass der obere Theil vor das Objeetiv des Fernrohres tritl't. Gegen den unteren Theil des Plan- 

 glases werden die zwei Glasmeter gedrückt. Damit aber dieser Druck gegen jeden der Glas- 

 meter eenau gleich stark sei, ist am unteren Ende des Meter ein Planparalleisplegel von 

 gleichen Dimensionen an einem Schlitten zwischen Spitzen drehbar befestigt, der gegen die 

 Stäbe anliegt. 



Die Drehungsaxe dieses Spiegels kann aber in der Höhe so verstellt werden, dass sie 

 genau in die Mitte zwischen beide Meter trifi't. Dies in der Voraussetzung, dass beide zu ver- 

 oleichenden Glasmeter ffleich dick sind. Ist dies nicht und es hat der Stab [ die Dicke Z), 

 der Stab II die Dicke i)', die Schrote aber die Dicke d, so muss die Drehungsaxe auf den 

 Abstand 



eingestellt werden. Um dies genau abmessen zu können, ist in einer zur Spiegelebene norma- 

 len Ebene, die durch beide Drehungspunkte geht, ein Haar über die vordere Spiegelfläche 

 gezogen. Man sieht von der Seite mit Loupe das Haar und sein Spiegelbild. Wenn sich beide 

 decken, ist das Auge in der zum Spiegel normalen Ebene und kann von hier den Abstand 



an einer Scala richtig ablesen. Die Spiegel des Apparates sind mit grosser Genauigkeit plan 

 und parallel geschliften. Man bekommt selbst mit lOOmaliger Vergrösserung nie zwei getrennte 

 Bilder eines unendlich entfernten Objeetes, selbst wenn das Spiegelbild unter kleinem Nei- 

 gungswinkel betrachtet wird. Dies findet nicht nur statt in Einer Richtung des Spiegels, son- 

 dern in allen Kichtungen. weil das Eine Spiegelbild gleich deutlich bleibt, während man den 

 Spiegel um seine Normale dreht. Dennoch schien mir eine Oontrole wünschenswerth, welche 

 unabhängig macht von dem Winkel, den die beiden Spiegelebenen jedes Spiegels mit einander 

 bilden. Demi wenn auch dieser Fehler so klein ist. dass er bei einmaliger Beobachtung nicht 

 erkannt werden kann, so würde er doch zu erkennen sein im Mittel aus sehr zahlreichen Mes- 

 sungen. Da aber nicht die tangirende Fläche des zweiten Spiegels versilbert ist, sondern die 

 entgegengesetzte, so würde ein prismatischer Fehler mit dem doppelten Winkelwerth aut die 

 Beobachtung influenziren. Indessen ist dieser Einfluss, wenn er überhaupt existirt. leicht zu eli- 

 miniren. Man hat nur nöthig, die Vergleichungen gleich zahlreich in zwei Lagen des Spiegels 

 zu machen, bei welchen der Spiegel um 180" um seine Normale gedreht ist. Um dies aus- 

 führbar zu machen, habe ich dem Spiegel auch oben zwei Drehungspunkte einbohren lassen 

 und über diese ein Haar gespannt. Man kann also die beiden erforderlichen Lagen des Spie- 

 gels herstellen und so seinen etwaigen prismatischen Fehler eliminiren. 



Die Gabel, welche den Spiegel trägt, hat aber auch einen Mikrometerschuber, der sich 

 parallel zur Axe der Stäbe bewegt, und dieser Schuber wird durch eine Feder, die mehr oder 

 weniger gespannt werden kann, gegen die Stäbe gedrückt. Der I)ruck auf beide Stäbe ist also 



