1(30 T)r. C. A. Stehlheil. 



vollkommen oleicli, wenn die oben bezeichnete richtige Höhe der Drehungsaxe des Spiegels 

 bewirkt ist, und beide Glasstäbe verkürzen sich in Folge davon um gleich viel. 



Dieser Schuber, der auf dem Boden des Glasgefässes aufgekittet ist, hat eine senkrechte 

 Drehungsaxe zwischen den Platten und wird festgeklemmt, wenn beide Spiegel senkrecht auf 

 die Läugenaxe der Stäbe stehen. 



Der Apparat ist darauf berechnet, dass das Fernrohr in den Spiegeln das Spiegelbild der 

 Oculai'fäden zeigt. Dies wird einfach dadurch erlangt, dass man ein ganz kleines Parallelglas 

 (von den dünnsten Deckgläsern für mikroskopische Objecte geschnitten) vor der Augenlinse 

 unter 45° aufstellt. Das Ocular ist ein Kugelocular frei von Reflexen, dessen Augenort ziem- 

 lich weit vor die Linse hinausfällt und so die Anbringung des kleinen Glases ermöglicht, 

 während das Auge den Augenort noch einnehmen kann. 



Die Beleuchtung des Gesichtsfeldes vom Plangläscheu gegen das Objectiv wird am 

 besten durch eine Gasflamme bewirkt, deren seitliche Stellung nach dem Eflecte regulirt wird. 

 Auch die Flamme einer Stearinkerze in 2 Decim. Abstand erfüllt den Zweck. Man beleuchtet 

 damit w^ohl nur einen Theil des Gesichtsfeldes, aber er ist doch gross genug für alle vorkom- 

 menden Differenzen der Stäbe. Kann man den hellen Himmel (durch T)rehung des Ocular- 

 eläschens um die optische Axe) in das Gesichtsfeld bringen, so ist die Beleuchtung besser und 

 ein viel öTösserer Theil des Gesichtsfeldes erleuchtet. Über das ganze Spiegelglasgefäss wird 

 jetzt eine geschwärzte Kappe von dünnen Brettchen gesetzt, die nur die Öffnung des Objectivs 

 zur Einsicht offen lässt. 



Das vom Ocular herkommende Licht wird also erst an dem nächsten Planspiegelglase, 

 geo'en welches die Meter anstehen, zum Theil reflectirt, und man erkennt dalier, durch das Ocular 

 sehend, ausser den wirklichen Fäden, das Spiegelbild des feststehenden Fadens des Mikro- 

 meters. Dabei soll der zweite Spiegel noch nicht normal gestellt sein, damit man es nur 

 mit dem Spiegelbild , welches das Planglas erzeugt . zu thun hat. "Wir nehmen an , der 

 beweo-liche Mikrometerfaden sei in Coincidenz mit dem Feststehenden , so sieht man den 

 Avirklichen Faden und sein Spiegelbild. Um beide Bilder gleich deutlich und ohne Parallaxe 

 o-effen einander zu bekommen, muss das Ocular des Fernrohres so lange verstellt werden, bis 

 dies erreicht ist. Jetzt wird das Fernrohr in seinen Lagern verstellt, bis der Horizontalfaden 

 und der Verticalfaden mit seinem Spiegelbilde zusammentriÖ't, und die wirklichen Fäden ihr 

 Spiegelbild genau decken. 



Betrachten wir jetzt auch das Bild des zweiten Spiegels am Ende der Meter, so wird es 

 nur dann zußleich mit dem wirklichen Horizontalfadeu zusammenfallen, wenn beide Stäbe 

 genau gleich laug sind. Ist aber der obere Stab länger, so wird der zweite Spiegel gegen den 

 ersten den Winkel cp bilden, und es wird die Spitze von cf unter dem Apparat liegen. Weil 

 aber der Einfallswinkel gleich dem Austrittswinkel ist, so gelangt, wenn die Normale des 

 zweiten Spiegels mit] der Axe des Fernrohres den Winkel cp bildet, das reflectirte Bild unter 

 dem Winkel 2cp wieder in das Fernrohr. Der Abstand des Horizontalfadens im Fernrohr von 

 seinem Spiegelbilde des zweiten Spiegels ist also 2^ , und es kommt nun blos darauf an , die- 

 sen Abstand zu messen, erstens mittelst Theodoliten durch das Objectiv hinein, ein für alle 

 Mal und dann am Mikrometer durch die Mikrometerschraube. Kennt man dann noch den 

 Abstand der Berührungspunkte der zwei über einander liegenden Meter in Millimetern und 

 weiss, wie viel Millimeter auf einen Schraubenumgang gehen, so sind alle zur Berechnung 

 der Läneendifierenz zwischen beiden Stäben erforderlichen Elemente bekannt. 



