164 



Dr. G. ^1. Stein he iL 



Spiegelbild geben. Die Beriobtigiuig der Collimation des Fadenkreuzes ist unnötlug, weil sie 

 keinen Einfluss auf die hier vorkommenden Bestimmungen hat. 



Beleuchtung des Gesichtsfeldes. 



Das dünne Plangläschen vor dem Oculare dient zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes, 

 ohne welche man das Spiegelbild der Fäden nicht seilen könnte. Ich finde es am bequemsten, 

 mich dabei einer Lichtflamme zu bedienen. Das Gläschen kann mit dem Oculardeckel 

 seiner Fassung um die optische Axe des Fernrohres gedreht werden. Ich stelle es gewöhn- 

 lich so, dass es von links herkommendes Licht in horizontaler Richtung in das Fernrohr 

 reflectirt. Durch Verstellen der Flamme ändert sich die Lage ihres Spiegelbildes im Gesichts- 

 feld, und ich wähle nicht die centrale Stellung, sondern die etwas seitliche, weil bei centraler 

 Stellung ein schwaches undeutliches Reflexbild, das sich im Ocular bildet, die Deutlichkeit 

 etwas stört. Überhaupt musste als Ocular eine Kugel gewählt werden, weil alle anderen 

 Oculare viel stärkere und störende Reflexbilder zeigen. Man kann auch, wenn der Apparat 

 nahe an einem Fenster steht, so dass die Gesichtslinie nahe parallel zur Ebene des Fensters 

 lieo-t, das Bild der Tageshelle des Himmels zur Beleuchtung benützen und hat damit das 

 o-anze Gesichtsfeld erleuchtet. Aber die Lichtflanime bietet den Vortheil, dass sie unter allen 

 Umständen anwendbar ist. 



Bestimmung des Winkelwerthes des Mikrometer schrauben- Umganges. 



Das Mikrometerl'ernrohr wird in der Höhe des Fernrohres eines terrestrischen Theodo- 

 liten nahe horizontal, mit dem Objectiv gegen das des Theodoliten gerichtet, so aufgestellt, 

 dass der Mikrometerschuber horizontal liegt. Der Theodolit wird so gestellt, dass die Ebene 

 seines Kreises parallel liegt zu einer Ebene, die durch den Mittelpunkt des Mikrometerobjec- 

 tives und seinen nahe horizontal liegenden Faden geht. Mau stellt jetzt die Mikrometer- 

 schraube vom 0-Punkt auf 3, 5, 7 etc. Umgänge und misst jedesmal den Winkel zwischen 

 dem beweglichen Faden und dem feststehenden durch 5malige Repetition. Diese "Winkel divi- 

 dirt durch die Anzahl der Umgänge, um die man die Mikrometerschraube vom 0-Punkt aus 

 verstellt hat, ergeben den AVinkelwerth eines LTmganges der Mikrometerschraube. 



So habe ich gefunden 



Bestimmung des Nu 



j) unkt es des Mikrometers. 



Auch der Nullpunkt des Mikrometers ist eine Constatite des Apparates. Wir wollen ihn 

 bestimmen, um die Sicherheit der einmaligen Einstellung und den etwaigen todten Gang- 



