166 



Dr. C. A. Steinhell. 



Somit ist nun der Einfluss der Einstellungsriehtung ganz versehwunden und ich führe 

 diese Thatsaehe hier ausführlich an, weil es belehrend ist, zu sehen, dass nur für eine gewisse 

 Klemmung der Mutter aller todter Gang versehwindet. 



Der Nullpunkt des Mikrometers trifft sonach auf 



V Tr 

 O öl lo 



und es ist der einmalige Einstellungsfehler aus 60 Beobachtungen 



Tr 



= ± 0-37 oder nahe yoooot, Millim. 



Diese letzte Zahl ist aber anticipirt und wir müssen , um sie nachzuweisen, über- 

 gehen zur 



Bestimmung des Werthes eines Umganges i? der Mikrometersehraube. 



Diese Bestimmung wird hinreichend genau, wenn man mit einem guten Zirkel au der 

 Scala der ganzen Umgänge der Schraube, die mit der Schraube gemacht ist, eine grössere 

 Anzahl von Umgängen mittelst Loupe einstellt und dann auf einem Trausversalmaassstab für 

 Millimeter die entsprechenden Werthc entnimmt. So hat sich ergeben: 



Es ist sonach 



7? = 0-3644 + 0-0009 Millim. 



Bestimmung der B r e n n w e i t e p in IM i 1 1 i m c t e r u. 



Da wir den Winkel kennen, den ein Umgano- der Schraube vom zweiten Gauss 'sehen 

 Hauptpunkt des Objeetives aus bildet, nämlich in Miiuiten 



5-1614 oder ö'o'-öS 



und wissen, dass diesem die Länge von 



entspricht, so haben wir auch 



woraus folot 



0-3644 Millim. 



p Tg (5 9 -68) = 0-3644. 



jj = 242-78 

 Endlich haben wir noch abzumessen die 



