über genaue und invariable Copien des Kilogrammen und des Meter prototyp. 167 



Dicke der Meterstiibe uuil der Schrotschiclite. 



Auch hiezu kann man sich des Zirkels und des Transversalmaassstabes bedienen und 

 bekömmt aus 10 Beobachtungen eine Sicherheit von nahe '^/^^^ der Dicke, was ausreichend ist, 

 wenn die zu bestimmenden Unterschiede der Meter kleiner als 0-01 Millimeter sind. Allein 

 es wäre bequemer und sicherer, sich eines Apparates zu bedienen, den man Tiefentaster 

 nennt. Dieser Apparat besteht in einem Metallstabe von prismatischer Form, ähnlieh dem 

 Drehbanksupport und ist an dem einen Ende abgerundet. Er trägt an der Längenkante eine 



d 



'M.-!,..|,.,f„.l.,.|„,l.„l,,,i„,l,,,l,,,l,, 



'"I'.-I'mI'mI,mI.,,I,,.I; 



7) 



Theilung von 1 zu 1 Millimeter. Über das Prisma hin schiebt sich aber ein zum Prisma 

 rechtwinkelio-es Metallstück, was durch eine Feder, die im Metallstück sitzt und areöen das 

 Prisma drückt, sanft verstellt werden kann. An diesem 8tück sitzt ein Nonius, welcher 

 9 Millimeter umfasst, die in 10 Theile getheilt sind, und also 0*1 Millim. direct gibt. 



In Ermanglung dieses Apparates haben wir mit dem Zirkel gefunden, für den (jlassrab 



nun 



Gn . . . D = 8 • 54 ± • -2 



(?6 D' = S-6S5 ± 0-2 



Gö D"= 8-62 ±0-3 



und die Dicke der Schrotschichte ergab sich ebenfalls aus wiederholten Messungen 



nini 



(/=l-703 . 

 Wir finden daher zur Yergleichuug des Glasstabes G(, mit Gu 



i^^^cZ= 10-317. 



Setzen wir jetzt die gefundenen Zahlenwerthe ein in die Ausdrücke (Sj und (lOj, so 

 wird der constante Theil 



U Tr 



a= 13 -31 -23 



mm 



i? = Ü-3644 %Ä=9-56158 



^_> = 242-7S %- = 7-61479 



^±i^ + d= 1(1-317 %^^^ + d= 1-01355 



S- 18992 = 0-015485 

 und damit 



(8') Ä+ (a — 13 -31 -23) (0-01549) =ä;' 



(10') s, — s, = '^-^{o-onid) 



