Über genaue und invariable Copien des Kilogrammes und den Mete)- pi-ototi/j/. 1G9 



Stab . . . 



( oben 

 ) unten 



2" 

 1° 



Combination 



Das Mittel aus diesen acht Vergleicliungcn ist frei von den oben erörterten Fehlerquellen 

 der Excentrioität der Endflächen und des ungleichen Druckes, den der Spiegel 2 ausübt, zu- 

 gleich möglichst frei von Temperatur-Änderungen. 



Wir müssen vor den Beobachtungen noch einige Berichtigungen des x\pparates anführen 

 nbschon einiges davon schon gesagt ist bei der Beschreibung des Apparates. Wenn also 

 Wiederholungen hier vorkommen, entschuldige man sie. 



Zuerst muss das Fernrohr senkrecht gegen das Planglas 1 stehen. Mit Hilfe der Lao-er- 

 schrauben des Fernrohres ist dies bald in aller Schärfe erzielt, indem die wirklichen Fäden 

 und ihr Spiegelbild von 1 sich vollständig decken. 



Jetzt wird der Spiegel 2 soweit um seine Yerticalaxe gedreht bis das Spiegelbild des 

 Verticalfadens nahe steht beim wirklichen Verticalfadeu, es ist besser einen kleinen Abstand 

 zu lassen, weil man dann auch ein zweites Bild der Beleuchtungsflamme erhält, das schwächer 

 ist, aber doch jeden Augenblick erkennen lässt, ob der Ilorizontalfaden mit seinem Spiegelbild 

 in 1 coincidirt. Wie ein Fehler in diesem Sinne sichtbar wird, muss er an den Lagerschrauben 

 des Fernrohres corrigirt werden, so dass das Spiegelbild 1 und der wirkliche Horizontalfaden 

 sich immer decken. 



Man nivellirt jetzt die Tragbrücke. 



Kun werden auf dieser Schrote aufgestreut, auf die Schrote nach obigem Schema der Gl 

 gelegt. Auf Gl kommt wieder eine dünne Schichte von Schroten, auf diese G"jj. Jetzt werden 

 die Meter in der Richtung der Gesichtslinie ^) genau über einander gebracht, wozu die 

 Schrauben der Klötzchen der Tragbrücke dienen, und dann sanft gegen den Spiegel 1 ano-e- 

 schoben. Jetzt wird auch der Spiegel 2 angeschoben, dann seine Feder mit dem Federschuber 

 ziemlich fest gespannt und letzterer mit der Schraube festgesetzt. Mau versucht, ob die Feder 

 den Spiegel 2 gehörig anschiebt, indem man den Spiegel etwas neigt, worauf ihn die Feder 

 wieder in doppelten Contact bringt. Dies muss so erfolgen, dass die Lage des beweglichen 

 Horizontalfadens im zweiten Spiegel gegen den festen Horizontalfaden immer genau wieder 

 dieselbe wird. Tritt dies nicht ein, so muss die Feder noch stärker gespannt werden, oder 

 es ist ein fremder Körper zwischen den Berührungsflächen. Dies zu untersuchen dienen am 

 sichersten die Kewton'schen Farbenringe, die sich um den Berührungspunkt zweier Glas- 

 flächen von verschiedenem Halbmesser bilden. Der Berührungspunkt selbst erscheint als ein 

 runder schwarzer Fleck, umgeben von Kreislinien. Die geringste Üureinigkeit oder Staub 

 verhindert das Entstehen der Einge oder hat die Verzerrung derselben zur Folge. Es ist daher 

 ein ganz sicheres Zeichen , dass die Spiegel ohne fremde Körper dazwischen an deu Enden 

 der Stäbe anliegen, wenn die Figur schön und rund erscheint, und es gibt für beide Enden der 



1) Sollte es wiinschenswerth sein, die Stäbe genau senkrecht zu einer Seitenkante einzulegen, so Hesse sicli dies leicht errei- 

 chen mit Hilfe eines verstellbaren Spiegels, der einen genau rechtwinkeligen Anschlag an die Seitenkante hätte. Man würde 

 jetzt den Stab um den Berührungspunkt auf Spiegel 1 drehen, bis das Spiegelbild des senkrechten Fadens in Co'incidenz mit 

 dem Faden wäre, worauf der Spiegel abgenommen und mit dem zweiten oberen Meter dieselbe Manipulation vorgenommen 

 würde. Indessen ist die Centricität doch so gut, dass ein Legen nach dem Augenmaasso genügt, weil man nur die Differenz 

 der Länge der Stäbe zu bestimmen liat. 



Denkschriflen der maliiein.-naturv. Cl. XXYII. Tlii. 22 



