170 



Dr. C. A. Steinlieil. 



Stäbe Lagen des Auges, welche die Figur erkennen lassen. Man untersucht jetzt, ob die Dre 

 huugsaxe des Spiegels 2 genau zwischen die zwei Meterstäbe trifft. Dazu dient das über den 

 Spiegel gespannte Haar. Verlangt der Spiegel höher oder tiefer zu stehen, so muss die 

 Federspaunung erst gelöset werden ehe man verstellt, weil sonst die Endflächen der Meter 

 und der Spiegel 2 beschädigt werden könnten. Nach Einstellung spannt man den Spiegel wieder. 



Beide Meter müssen nun unter Wasser gesetzt werden. Ohne dies würde der obere Stab 

 stets länger erscheinen als er im Vergleich zum unteren ist, da die Temperatur in den Zim- 

 mern oben immer höher ist als unten. Alle vorgenommenen Vergleichuno-en in Luft haben 

 dies ohne Ausnahme nachgewiesen. Li Wasser gibt eine Beobachtungsreihe (das Mittel aus 

 acht Einstellungen) grössere Genauigkeit, als man in Luft binnen acht Tagen erreichen kann. 



Um das Wasser einzubringen, dient der Wasserbehälter mit Schwimmer. Der Schwimmer 

 sinkt, wenn die Schraube tiefer hineingeschraubt wird. Wie viel dabei das Wasser zwischen 

 Schwimmer und Cylinder steigt, zeigt die gradirte Glas- 

 röhre durch den markirten Wasserstand. Ein Kaut- 

 schukrohr führt vom Hahn zum Comparator. Ist im 

 Comparator das Wasser hoch genug gestiegen, so wird 

 der Schwimmer zurückbewegt, bis die gradirte Röhre 

 das Niveau im Comparator zeigt. Das Wasser muss 

 schon einige Tage im Zimmer der Beobachtungen 

 gestanden liaben, um die mittlere Temperatur anzuneh- 

 men, und auch dabei kommt es vor, dass der dem Fen- 

 ster nähere Theil des Comparators (jetzt im Winter) 

 eine niedrigere Temjieratur zeigt als der entferntere 

 Theil. Ich finde es am zweekmässigsten, das Wasser im 

 Trog in eine rotirende Bewegung zu versetzen, indem 

 man mit einem schmalen Brettchen, das bis zum Boden 

 eintaucht, an der einen Längenkante von rechts nach 

 links bewegt, dann gleich an der andern Kante hin von 

 links nach rechts u. s. f. bis sich das Wasser recht gut 

 gemischt hat. Jetzt wird noch der Spiegel 2 sicher zum 

 Anliegen an beiden Stäben gebracht, was erreicht ist, wenn die Newton'schen Berührungs- 

 fleckeu deutlich und ohne Verzerrun«- erscheinen, und nun kaim abgfelesen werden. Es ist viel 

 wichtiger, oft umzurühren, als die Kappe mit den Thermometern überzusetzen. Denn wenn 

 auch keine Blendung vorhanden ist, so sieht man doch ganz gut das Spiegelbild des zweiten 

 Spiegels. Es ist eben so deutlich und scharf als die wirklichen Fäden, nur etwas blasser. 



Beim LTmwechselu der Stäbe muss der Spiegel 2 zurückgeschoben werden. Es ist 

 bequemer, die Stäbe einzulegen, wenn von den vier Klötzchen mit Schrauben auf der Trag- 

 brücke die beiden auf der Seite des Beobachters befindlichen ganz entfernt werden. Es 

 genügt, wenn nur die Meterstäbe gegen die Schrauben der zwei bleibenden anstehen. 



Beim Herausnehmen der Stäbe hat man sich wohl zu hüten, nicht mit den Endflächen 

 der Stäbe gegen die Spiegel zu stossen. Man erlangt dies sicher, wenn man erst mit dem 

 Stabe vom Spiegel 1 etwas abrückt und nun mit dem andern Ende gegen sich bewegt, bis der 

 Spiegel 2 vorbei ist, dann erst den Stab lierausliebt. Bei den Vergleichungen in Wasser ist 

 die Anwendung der Schrote sehr unbequem. Mau kann dieselben ersetzen durch zwei Cylinder 



