172 Dr. C. A. Stchikri/. 



Wird Vs der Differenz von 0-9 Zehntausendstel Millimeter zu jeder Bestimmung gesehla- 

 o-eu, also der Werth von Gü um 0"3 Zelmtausendstel vennelirt, der von Gh um dieselbe Grösse 

 vermindert, so ist 



«5 = lOOO'OOSl'Ä 



Obsclion die Vergleicbung zwischen G^, und G(, nur unvollständig ist, zeigt doch die 

 grosse Übereiustimmung der Resultate die Leistungsfähigkeit des Apparates. Man wird 

 übrio-ens nicht vergessen, dass die Vergleichungen im geheizten Zimmer angestellt sind, wo 

 die Resultate, wie scliou Bessel gezeigt hat, weit hinter der Leistungsfähigkeit des Apparates 

 zurückbleiben. Um den mittlem Fehler streng abzuleiten, müssten viele vollständige Ver- 

 gleichungen gemacht w^erden. Man würde aber damit nur bestimmen, was sich unter sehr 

 ungünstigen Verhältnissen erreichen lässt, und dies bietet keinen der Mühe äquivalenten Er- 

 satz, da der Apparat unter günstigen Verhältnissen Anwendung finden wird. Der Apparat 

 wird Unglaubliches leisten, wenn gehörig für gleiche Temperatur der beiden Stäbe gesorgt, 

 wird, und es Hesse sich diese vielleicht am sichersten herstellen, wenn die Einrichtung getroffen 

 würde, dass Quellwasser (Brunnenwasser) beständig in den Trog ein- und wieder abflösse. 



Hier drängt sich nun die Frage auf, ob es noch Interesse biete, so kleine Grössen zu 

 bestimmen? Vom Standpunkt der Geodaesie muss man bejahend antworten. Denn es hat die 

 Winkelmessungskunst jetzt solche Fortschritte gemacht im Verhältniss zu dem, was sie anfangs 

 dieses Jahrhunderts leistete, dass die Winkel wohl oOmal genauer als damals bestimmt wer- 

 den können. Soll die dem Winkel gegenüberstehende Seite eines Dreieckes in ihren Theilen 

 eben so genau erkannt sein als der Winkel, so muss auch die Genauigkeit, mit der wir die 

 Längeneinheit erkennen, in demselben Verhältnisse wachsen. War also damals ^fumv Linie die 

 Grenze, so muss sie jetzt V30000 Linie sein und also beim Meter über die Zehntausendstel hinaus- 

 gehen. Wir entsprechen also nur den Anforderungen der Wissenschaft für unsere Zeit, wenn 

 wir alles aufbieten, um auch der Erkenntniss der Längeneinheit die grösstmöglichste Genauig- 

 keit zu geben. 



Das Bergkry Stall-Kilogramm©', seine IJnterabtlieiluDgen imBergkrystallbis zur Gramme 

 und die Unterabtheilungen der Gramme in Platindrähten bis zum Milligramm, nebst 



der Wage. 



Über das Ber gkrvstall-Kilogramm O und dessen Unterabtheilungen in Berg- 



k r y s t a 1 1. 



Sowohl das Bero-krvstall-KiloyTamm als auch seine Unterabtheiluugen sind aus demsel- 

 ben Krystall, den ich aus der Schweiz im Jahre 1S45 bezog, angefertigt. Alle Axen dieser 

 cylindrischen Gewichte liegen parallel zur Axe des Krystalls. Es wurden dazu aus dem Kry- 

 stalle Platten geschnitten von der Dicke gleich der Höhe der Gylinder senkrecht auf die Axe 

 des Krystalles. Erst nachdem diese Durchschnittsflächen polirt waren und also gestatteten, 

 die Reinheit des Krystalles im Innern zu untersuchen, Hess ich die entsprechenden Gylinder 

 mit auf der Drehbank Glaufendem ylindcrmantcl von Kupferblech mit Schmirgel ausstechen 



