176 Br. C. A. Steinhcil. 



Man hat dabei nur zu sehen, ob die Mittelsehneide gleichzeitig auf beiden Lagersteinen 

 aufsitzt. So lange ein Punkt der Schneide den Stein früher berührt, oder so lange die Schneide 

 sich nicht ganz parallel zu der Steinebene bewegt, muss corrigirt werden. 



Kun kann aber noch vorkommen, dass die oberen Einschnitte der Gabelplatten des 

 Trägers die Axen der Haken nicht gleichzeitig erfassen, also die Steine der Haken nicht 

 parallel zu den Endschneiden aufheben. Dies muss mit der Feile an den oberen Einschnitten 

 'orrigirt werden. Jetzt ist noch möglich, dass die Zapfenhebel beim Aufheben der Schale sich 

 um ihre Axe drehen. Dies hört auf, wenn man die Hebel der Haken, die oben auf die Haken 

 aufgeschraubt sind, in der Eichtung des geschlitzten Schraubeuloches verstellt, bis eine senk- 

 rechte Linie zugleich durch den Zapfen, durch die Endsehneide und durch die untere Ring- 

 schueide des Hakens führt. Von diesen Berichtigune-en häng-t der Effect der Wage sehr 

 wesentlich ab, und mau sollte nie wägen, ohne diese Elemente untersucht zu haben. Ich 

 mache hier noch darauf aufmerksam , dass weder die Haken noch die Lage des Balkens ver- 

 wechselt w^erden dürfen , weil sonst die Correctionen nicht mehr streng passen. 



In 12 oder mehr Fuss Abstand von der Wage ist ein Fernrohr normal gegen den Spiegel 

 des Wagebalkeus gerichtet und fest aufgestellt. Es zeigt das Bild einer senkrechten Scala, die 

 neben dem Objectiv angebracht ist nach Art der (tauss'schen Magnetometer. Der Horizontal- 

 faden im Fernrohr zeigt an der Scala jede Neigungsänderung des Wagebalkens und Spiegels 

 und gestattet so eine möglichst genaue Ablesung, ohne der Wage nahe zu kommen, was bei 

 genauen Abwägungen unerlässlich ist. Erst eine geraume Zeit nach dem L^msetzen der 

 Gewichte, etwa 10 bis 15 Minuten, darf die Scala abgelesen werden. D& die Wage in 

 Schwingungen bleibt, muss man die Wende]3unkte der Bewegung an der Scala ablesen und 

 aus beiden das Mittel nehmen. Man tluit nicht wohl, die Schwingungsdauer der belasteten 

 Wage grösser als 30 Secunden zu macheu. weil dann die Regelmässigkeit abnimmt. 



Zur Ermittlung des specifischen Gewichtes, was man bei Jedem Gewicht kennen muss, 

 ist an der Wage eine besondere Vorrichtung angebracht. Sie besteht in einer grossen Schale, 

 in deren Tragbogen von der Rückwand des Wagkastons aus eine hölzerne Tragbrücke reicht. 

 Auf die Brücke kommt ein Glas mit destillirtem Wasser zu stehen. Die Brücke kann durch 

 schnell steigendes Gewinde auf und ab bewegt werden. Ist das Gewicht an einem Draht 

 aufgehängt und abgewogen, so wird die Brücke gehoben bis es ganz in Wasser taucht. Dann 

 wird unten auf die Schale der GcAvichtsverlust im Wasser in Gewichten aufgelegt. 



I)ie Aufstellung der Wage muss möglichst fest sein und so gewählt werden , dass die 

 Wage nur langsamen Temperaturänderungen ausgesetzt ist. Die strahlende Wärme des Beob- 

 achters, so Avie von Fenstern her muss sorglichst vermieden werden; ganz besonders aber 

 Luftzug. I>arum muss auch die Wage von einem Kasten mit Glasschuber verschlossen wer- 

 den. Normal zum Spiegel ist es erforderlich , an dem Kasten ein vollkommenes Planparallel- 

 glas anzubringen, luii durch dieses Glas mit dem Fernrohre das Bild der Scala deutlich zu 

 sehen. Zwei TLermometer, von Vj,, zu %„ Grad Cent, getheilt, sind hinter den Schalen ange- 

 bracht. Denn ein Temperaturunterschied der beiden Arme der Wage von 01 erzeugt schon 

 sehr merkliche Fehler bei den Wägungen. Für gute Beleuchtung der Scala ist zu sorgen. 

 Am besten ist künstliches Licht bei geschlossenen Läden. Erst 15 Minuten nach dem Umsetzen, 

 was mit Handschuhen geschehen muss. darf abgelesen werden. 



Bei Gewichtsvergleichungen wird man nie die Borda'sche jMethode anwenden, wo Ge- 

 wicht und Sache auf derselben Schale gegen Tara wechseln, sondern stets die Gauss'sdie 



