184 Br. G. A. SteinhciL 



dass man nur durch Anwendung ganz neuer Methoden des Reinigens der Oberflächen grosser 

 Körper von Krystall weiter als auf Vino Miiligramm kouinieu kaiui, dass aber die Krystalle 

 bis dahin constant und unveränderlich sind. 



Vervielfältigung der Maasse und Gewichte. 



In Frankreich bestehen ') in Bezug auf die käufliche Abgabe verglichener genauer 

 Maasse und Gewichte, nach meiner Meinung, keine guten Einrichtungen. Mau erhält zwar 

 Meter und Kilogramme mit Zeugnissen über die Vergleichung mit den Mustermaassen auf 

 der Sternwarte: allein man hüte sieh wohl, zu glauben, dass die erhaltenen Copien so genau 

 sind, als durch das Zeugniss ausgesprochen ist. Ich brauche hier nur zu ei'innern an die drei 

 Toiseu du Pdrou, welche Bessel aus Paris bezog, als er die Maasse in Preussen regulirte. 

 Alle drei waren mit Zeugnissen versehen, dennoch wichen sie so sehr unter einander ab, 

 dass Bessel nicht einmal das Mittel daraus nehmen konnte, sondern eine derselben — die 

 jetzt eben durch seine Arbeit die Bessel'sche Toise geworden ist — willkürlich wählte. 



Die Ungenauigkeit dieser käuflichen Copien kommt nur daher, dass der Comparator 

 zur Vergleichung bei den Längsmaassen blos in einem Fühlhebel besteht. Zwischen diesen 

 und einer festen Widerlage -^vird abwechselnd das Normalmaass, dann die Copie gebracht. 

 Auf die Temjjeratur ist gar nicht geachtet, diese kann aber selbst, wenn die Stäbe aus glei- 

 i'hem Stoffe bestehen, durch das Anfassen bei der Operation der Vergleichung sehr verschie- 

 den sein. Dann sind auch die Etalons des Kilo und Meter auf der Sternwarte, wie ich später 

 zeigen werde, gar nicht unbedeutend verschieden von den Urmaassen der Archive. Für Ge- 

 wicht wird eine Wage von Fortin angewandt, die bei 2 Kilo Belastung mit Mühe 1 Milli- 

 gramm erkennen lässt; aber viel mehr als dieses Milligramm kann fehlen, weil das specifische 

 (Gewicht der Copie nicht ermittelt wird, was bei demselben Metall eine Differenz von 

 10 Millifframmeu und mehr ausmachen kann. Dass sie bei verschiedenen Metallen noch mehr 

 beträgt , und dass man dabei auch Rücksicht auf die Temperatur nehmen sollte , ist selbst- 

 verständlich. 



Da es nun sehr leicht ist, diesen Übelständen abzuhelfen, wo es sich darum handelt, 

 neue Einrichtungen zu treÖ'en, so erlaube ich mir unmassgeblichst hier anzudeuten, in wel- 

 cher Weise nach den von mir abgegebenen Etalons des Meters und Kilogrammes der Archive 

 genügende Copien hergestellt und abgegeben werden könnten. Es sollen hier jedoch nur An- 

 deutungen gegeben werden, und die Osterreichische Maass- und Gewichts-Commission w^ird 

 nicht versäumen , eine specielle Vorschrift zu entwerfen , nach welcher jede Copie herzu- 

 stellen und zu vergleichen ist. Dies dürfte um so leichter sein, als wir hierin ein unerreichtes 

 Vorbild in Bessel's Arbeit") „Darstellung der Untersuchungen und Massregeln etc." bereits 

 besitzen. 



Nothwendig scheint es, wie auch in Frankreich geschieht, die Urmaasse dem gewöhnli- 

 chen Gebrauche zu entziehen, um für ihre Conservatiou möglichst gut zu sorgen, und nur in 

 di'ingend gebotenen Fällen auf ihre Werthe zu recurriren. 



') Wenn die Einrichtungen noch so sind wie sie waren. 



'-) Bessel, Darstellune der Untersuchung und Massregeln, welche in den Jahren 183.") — 1838 durch die Einheit des preussi- 

 schen Längenmaasses veranlasst worden sind. 4". Berlin, 1839. Dr. d. k. Akad. 



