186 !'>>■ C. A. Sfeihhfil. 



Wäre die Copie ebenfalls ein Glasstab von derselben Ausdehnung durch die Wärme wie 

 Gij, so genügte diese Vergleiehung bei 0°. Allein man wird sich überzeugen wollen, ob diese 

 Ausdehnung wirklich gleich ist. oder wenn die Copie aus anderem Stoffe besteht, wie gross 

 dessen Ausdehnung ist, und dazu muss noch eine Vergleiehung bei höherer Temperatur, etwa 

 der des Zimmers, vorgenommen werden. Überhaupt ist festzustellen, dass jede Copie des Meters 

 bei 0° und bei einer höheren Temperatur als 10° verglichen wird. Es ergibt sich daraus der 

 Werth bei 0° und die Ausdehnung der Copie, die man zur Berechnung einer Tafel für alle 

 vorkommenden Temperaturen bedarf. Auch sollte in allen Fällen jeder Copie eine solche 

 Tafel beigegeben werden, w^elche die Länge der Copie für Temperaturen von — 2° bis + 30° C. 

 von 1° zu 1° angibt. Die Tafel scheint sogar zum o-ewöhnliehen büroferlichen Gebrauche 

 unerlässlich , denn ein Meter von Messing ist bei 25° C. um Vj Millim. länger als bei 0°, 

 d. i. y^^oo länger, was in vielen technischen Maassverwendungen nicht vernachlässigt wer- 

 den darf. 



Die beiden bezeichneten Bestimmungen werden zu genauen Copien des Meters führen, 

 und bedürfen keiner anderen Vorrichtung, als des Comparators, wenn die Copien sphärische, 

 aus dem Centrum des Stabes geschliffene Endflächen besitzen; es sprechen übrigens so viele 

 Gründe für diese Form, dass man sie doch nur nothgedrungeu aufgeben wird. Sollte aber 

 eine Vergleiehung des Glasstabes Gn mit einem Meter vorgenommen werden , dessen End- 

 flächen nahezu Ebenen sind, und nahezu senkrecht stehen zur Axe des Stabes, wie etwa der 

 Platinmeter in Berlin, dann müsste noch ein besonderer Apparat angebracht werden. Auf 

 den Planspiegeln des Comparators müssten in der geeigneten Höhe vier plauconvexe Linsen 

 von sehr nahe gleicher Dicke mit den Planflächen festgesetzt werden, die bei der Verglei- 

 ehung die Berührungspunkte bildeten. Man könnte vielleicht auch kleine Stücke Zinnfolie, 

 die iiach Fraunhofers Methode auf gleiche Dicke zwischen Objeetiven durch die Lage 

 der Farbenringe untersucht wären, statt der Glaslinsen benützen. Mit zwei bekannten Metern 

 lässt sich dann der Unterschied der Dicken der Linsen am Comparator ermitteln. 



Es kann noch vorkommen, dass man von dera Glasmeter ä bout Copien ä trait anfertigen 

 will. Diese Operation ist sehr einfach, wenn man sich einige Hilfsapparate herstellt. Der Appa- 

 rat wird um so einfacher, je geringer die Anforderung au die Genauigkeit ist. Übrigens muss man 

 im Auge behalten, dass alle Theilungen a trait nicht genauer zu sein brauchen, als man über- 

 haupt sehen kann. Da die Grösse der Lichtwelle hier die Grenze bildet, wird man sieh mit 

 Vaooü Millimeter genügen lassen. Noth wendig scheint mir, Avenu der Meter gleich richtig copirt 

 werden soll, das Bessel'sche Prinzip der Abschiebung unter Wasser von der Temperatur des 

 schmelzenden Schnees anzuwenden. Dann ist als Hilfsapparat erforderlich: Ein Trog aus 

 Spiegelglasplatte, wozu auch der jetzige angewendet werden kann, wenn man den Sehuber- 

 apparat des untern Spiegels abkittet und statt der Bodenplatte von 98 Centim. Länge, ein 

 Spiegelglas von 110 Centim. Länge, auf welches die zwei Theilstriche kommen sollen, auf 

 dem Boden des Troges festkittet. Die eine Längenkante dieser Platte soll anliegen an der 

 einen der Längenwände des Troges. Zur Abschiebung braucht man drei Hilfskörper, zwei 

 am besten aus Glas. Es sind rechtwinkelige Glasprismen mit normaler Grundfläche. Der 

 dritte Hilfskörper ist ein Parallelepipedum von Messing. lu dieses ist von oben nach unten 

 ein Loch gebohrt, in welches die Fassung einer Diamantspitze passt. Die Fassung wird 

 gedreht bis die Diamantspitze feine und schöne Linien auf Glas zieht, wenn das Parallelepi- 

 pedum längs des Glasprismas hin bewegt wird. In dieser Lage wird der Diamant, der sehr 



