tlber genaut und invariable Copien da, Kilogru)iniie« und des J]Jeier prototyjy- 18^ 



wenig unten vorsteht im Messingstück befestigt. Au dem zweiten Prisma soll eine der Katbe- 

 tenfläehen so sphärisch abgeschliffen sein, dass in einer Höhe gleich der halben Dicke des 

 Glasmeters nur ein Scheibchen der Planfläche von 2 Millimeter Durehmesser stehen bleibt. 

 Die Operation des Copirens ist nun folgende : 



Der Trog wird mit Wasser von 0° gefüllt. Man drückt das Glasprima 1 mit seiner 

 Grundfläche gegen die Läugenwand des Troges und zugleich gegen den Boden des Gefässes. 

 Kuu wird das Messingstück gegen das Prisma augelegt und unter leisem Druck an der 

 zur Meterase normalen Fläche hin bewegt, wobei der Diamant die Linie im Glas zieht. Man 

 legt jetzt statt des Messingstückes den Meter an das Prisma 1. Am anderen Ende des Meters 

 aber das Prisma 2 au den Glasmeter und die Läugenwand. Jetzt wird das Prisma 1, dann der 

 Meter entfernt und das Prisma 1 gegen das Prisma 2 augeschoben. Statt des Prisma 2 wird 

 jetzt wieder der Messingkörper längs des Prisma 1 hin bewegt und so die zweite Linie ge- 

 zogen. Da die Operation unter Wasser von der Temperatur vorgenommen wurde, ist der Ab- 

 stand der beiden Striche parallel zur Längenkante gemessen gleicli dem Meter ä beut. 



Sollte die Längenwand des Glasplattentroges nicht genau genug seiu. um die Fläche des 

 Prismas in beiden Lageu normal zur Axe des Stabes zu stellen , so kann man den Rand der 

 Platte auf der der Meter aufgetragen werden soll gerade und plan abschleifen lassen. Dies 

 ist mit jeder Genauigkeit zu effeetuiren. Dieser Eaud dient nun zur Orientiruug der Prismen, 

 indem man an die Grundfläche der Prismen ein Glas vorstehend aufkittet, so dass der vor- 

 stehende Theil au der genau gerade geschliffenen Kaute der Glasplatte seine Führung hat. 

 Die Führung braucht die Kaute nur in zwei Punkten zu taugiren. Nun werden die Striche 

 sicher parallel. 



Die Uuterabtheiluugeu stellt man am leichtesten mit Hilfe einer geradlinigen Theil- 

 maschiue her. Ist die Schraube der Theilmaschine nicht ausgeglichen, so wird die erste Theilung 

 mit Fehlern behaftet sein. Durch Mikroskop-Comparator können die Fehler der Theilung 

 bestimmt und dann bei einer zweiten definitiven Theilung berücksichtigt werden. Mau darf 

 aber nicht vergessen, dass man nur dann eine richtige Theilung bekommt, wenn sowohl der 

 Massstab als die Theilungsschraube unter Wasser von gesetzt werden. Wenn dem Wasser 

 etwas Kali zugesetzt wird, so greift es den Stahl nicht an. Mau kann daher diese Operation 

 vornehmen, ohne das Gewinde der Theilmaschine in Gefahr zu bringen. Auch durch galva- 

 nische Ströme kann man bekanntlich das Metall im Wasser vor Oxydation schützen. 



Da die Gewichte für den luftleeren Eaum gelten, so muss man bei Wägungen in der Luft 

 den Luftgewichtsunterschied der verglicheneu Kilogramme dem grösseren Kilogramme zu- 

 legen, um das Gleichgewicht herzustellen. Man wird sich also der Tafel bedienen, welche für 

 gewisse specifische Gewichte des Metalles, aus dem die Copie des Kilo gemacht, und für mitt- 

 lere Temperatur und Barometerstand angibt, wie viele Milligramme dem Bergkrystallkilo 0* 

 zugelegt werden müssen. Da man die Tafel nur benützen kanu, wenn das specifische Gewicht 

 der Copie des 0* bekannt ist, so kann man im Allgemeinen verlangen, dass jede Copie in der 

 Luft und im Wasser abgewogen wird, woraus sich dann das specifische Gewicht am sicher- 

 sten nach Bessel's Formeln ergibt. Durch eine einfache Rechnung findet sich auch die Ände- 

 rung des Luftgewichtes für geänderte Temperatur und Luftdruck. 



Bequemer und vielleicht sicherer wäre es allerdings, wenn man die ganze Wage in einen 

 luftleeren Raum bringen würde. r)och müsste dann die Auswäguug durch Verstellung eines 



24* 



