64 Methodologische Grundlage. 



ses, vor etwa 3 Jahren verferligtes Instrument, demselben gehörig. 4. Von Schick, 

 a) ein älteres 1834 gefertigtes Instrument, welches vor Kurzem von Schick mit 

 einem allseitig beweglichen Spiegel und einem neuen etwas schärferen Objectivsy- 

 stem , von einem Jenaer Mechaniker noch mit einer ßeleuchtungslinse nach Aniici 

 versehen ward (in meinem Besitz); b) ein zweites vor etwa 8 Jahren verfertigtes, 

 mit aller Spiegeleinrichtung und drehbarer Scheibe mit Diaphragma (Herrn Prof. 

 Sicbei't gehörig); c) ein etwa 10 Jahre altes mit Tisch nach Art der grossen Ober- 

 häuser'schen Instrumente (Hrn. Prof. Domrich gehörig). 5. Von Plössl ein vor 

 6 Jahren verfertigtes grosses Instrument (im Besitz des Herrn Dr. v. Hessling). 

 6. Ein anderes vor etwa 10 Jahren gearbeitetes (im Besitz des hiesigen physiolo- 

 gischen Instituts). 7. Ein Instrument von Pistor (Herrn Dr. 0. Schmidt gehörig). 

 8. Ein ditto von Hirschmann (im Besitz des hiesigen physiologischen Instituts). 



Von allen diesen war AmicCs Mikroskop ohne allen Zweifel in optischer Hin- 

 sicht das vollkommenste. Seine Vorzüge bestehen ausser der VorlrefFlichkeit der 

 Linsen in der Eigenthümlichkeit, dass für Objecto unter Deckgläsern der verschie- 

 densten Dicke Reihen von Combinationen vorhanden sind , man also nie in dieser 

 Beziehung in Verlegenheit kommen kann. Ich erwähne ihrer hier mit Angabe der 

 ohngefähren Vergrösserung bei Anwendung des Oculars Nr. 1. 



Dicke der Deckgläser. Linienvergrösserung. Objectivsystem. 

 54 1 



100 2 



120 3 



333 4 



Dünnstes Glimmerblältchen 600 5 



0,25—0,4 M. m. Dicke 666 6 



- - - 375 7 



- - - 200 8 



- - - 360 9 



- - - 400 10 

 1,25 - . - 430 11 



Da man bei fast allen Untersuchungen gezwungen ist , sich der Deckgläschen 

 zu bedienen, da die ganz dünnen Deckgläschen sehr theuer und leicht zerbrechlich 

 sind, so erhalten besonders die Combinationen 8 bis 11 einen ausserordentlichen 

 praktischen Werth. — Ein zweiter Vorzug dieser Instrumente liegt besonders in dem, 

 so viel ich weiss , von ihm zuerst angewendeten Beleuchtungsapparat. Dieser be- 

 steht 1. aus einem Planspiegel, der nicht nur um zwei rechtwinkelig aufeinander 

 stehende Achsen (wie gewöhnlich) zu drehen ist, sondern auch wegen seiner Befe- 

 stigung an einem drehbaren verticalen Arm rechts und links seitwärts gestellt wer- 

 den kann, 2. aus einer horizontal und vertical beweglichen, zwischen Spiegel und 

 Tisch angebrachten planconvexen Linse. Schon die Schiefstellung des Spiegels, 

 aber fast mehr noch die Anwendung der Linse machen einen so grossen Unter- 

 schied, dass ich mit den Schick' %c\\t\\ Objectiven 4, 5, 6, welche 1835 verfertigt 

 sind, jetzt mit der neuen Spiegeleinrichtung die Querlinien an den meisten Schup- 

 pen der Hijjparchia Janira ausgezeichnet deutlich erkennen kann, was mir früher 

 ganz unmöglich war. 



Neben Amici sind einige Combinationen von Nähert als höchst ausgezeichnet 

 zu nennen, namentlich zeigen die Objective 7, 8, 9 mit Ocular Nr. 2 die erwähnten 

 Querstreifen fast noch mit grösserer Schärfe als irgend eine Combination von 



