70 Metht>(lolog:ische Grundlag;e. 



rationale Tlieile eines Zolls oder dergieiciien kommen wird, ist auch dieser Mess- 

 apparat sehr unbequem. 



Man bedient sich daher in neuerer Zeit zu eigentlich wissenschaftlichen Unter- 

 suchungen des von Frni/cnhof'er zuerst angewandten wSchraubenmikromelers . das 

 auch jetzt den grösseren Instrumenten der deustchen Optiker gewöhnlich beigegeben 

 wird. Das ganze Instrument beruht auf einer Vorrichtung, durch welche man in 

 den Stand gesetzt wird, das zu messende Object in einer gradlinigen stetigen Bewe- 

 gung durch das Gesichtsfeld des Mikroskops durchzuführen und den zurückgelegten 

 Weg zu messen. Zu dem Ende consiruirt man einen beweglichen Tisch, einen so- 

 genannten Schlitten, d. h. eine in Falzen bewegliche Platte. An diese Platte befe- 

 stigt man eine Schraube, durch deren Umdrehung der Schlitten hin- und hergescho- 

 ben wird. Diese Schraube wird sehr genau aus Stahl gedreht und hat gewöhnlich 

 100 Umläufe auf einen Zoll. Man nennt eine solche Schraube eine Mikrometer- 

 schraube. Eine jede ganze Umdrehung der Schraube bewegt also den Tisch um 

 0",01 vorwärts. Bei vorausgesetzter vollkommener Gleichförmigkeit des Schrau- 

 benganges wird bei jedem Viof.stel einer Umdrehung der Tisch um ein 0",0001 vor- 

 wärts bewegt. Um diese Theile zu bestimmen, bringt man an dem einen Ende der 

 Schraube eine in 100 Theile getheilte Scheibe an, und einen fesstehenden Index, 

 an dem man die Zahl der Theile ablesen kann, endlich ist neben dem Index noch 

 ein Xonius, wodurch es möglich wird, von dem hundertsten Theil einer Umdrehung 

 noch den zehnten Theil, also im Ganzen 0", 00001 zu bestimmen. Gemessen wird 

 mit diesem Instrument auf folgende Weise. In dem Diaphragma des Oculars wird 

 e n feiner Spinnewebladen angebracht, und nachdem das Schraubenmikrometer auf 

 dem Tisch des Mikroskops befestigt ist, das Ocular so gedreht, dass der Faden die 

 Axe^der Schraube in einem rechten Winkel kreuzt. Man legt dann einen zu messen- 

 den Gegenstand so auf den Schütten des Mikrometers, dass sein einer Rand den 

 Faden im Diaphragma genau berührt, und führt dann den Gegenstand durch Bewe- 

 gung der Schraube vorsichtig durch das Gesichtsfeld, bis der Faden den andern 

 Rand des Objects berührt. Hat man nun am Anfang und Ende dieser Operation 

 den Stand der eingetheilten Scheibe genau bemerkt, so ergiebt der Unterschied 

 beider genau den Durchmesser des Objects in 100,000tel eines Zolls. Schwierig 

 ist bei dieser Operation nur, den Gegenstand genau in die angegebene Lage zu 

 bringen. Um dies zu erleichtern , bringt man am Mikrometer noch einige Vorrich- 

 tungen an. Zuerst legt man auf den in der Richtung der Schraubenaxe beweglichen 

 Schulten noch einen andern, der durch eine Schraube in einer auf der vorigen 

 rechtwinkeligen Richtung beweglich ist; auf diesem bringt man noch eine Scheibe 

 an, die genau um ihre Axe gedreht werden kann. Durch diese Vorrichtungen wird 

 das Einstellen des Objects ziemlich erleichtert. Ueber die Vorzüge des Schrauben- 

 mikromelers ist viel gestritten worden. Seine Fehler liegen darin, dass eine 

 Schraube nie so genau gearbeitet sein kann, dass ihre Windungen unter einander 

 gleich sind und jede einzeln in sich gleichförmig ist. Man hat deshalb dem Glasmi- 

 krometer den Vorzug geben wollen. Dies beruht aber nur auf der Lnkennlniss der 

 Verfertit'ungsweise der Glasmikrometer. Ich habe oben die Fehler aufgezählt, die 

 dem Glasmikrometer eigenlhümlich sind. Zu diesen kommen noch alle Fehler des 

 Schraubenmikrometers hinzu, denn erst vermittelst einer Mikrometerschraube, 

 welche das Lineal bewegt, ist die Anfertigung eines Glasmikrometers möglich. 

 Ferner kommt noch der Nachtheil hinzu, dass das Glasmikrometer nur einen ganz 

 kleinen Theil der Mikrometerschraube repräsentirl und vielleicht zufällig gerade 



