74 Memorias de la Sociedad Científica 
OPIO III III II III III III III III III II III III SO III II III III 

te; pero hasta ahora, todavia son relativamente pocos los inge- 
nieros que prefieren para sus instrumentos, la moderna subdi- 
visión. 
Las condiciones que debe llenar un instrumento angular, son 
desde luego, la solidez en la construcción y la perfecta división 
del círculo graduado. Para estudiar las demás condiciones ne- 
cesarias, pero que pueden ser hechas por el operador, tomemos 
como objeto el instrumento angular que puede servir de tipo 
universal, 
Este se compone de una sólida base formada de tres pies, 
en los que lleva tornillos niveladores; los puntos en que pene- 
tran los tomillos corresponden á los vértices de un triángulo 
equilátero, que puede suponerse inserito en un círeulo, cuyo 
centro sería el del triángulo ó centro de la base del instrumento 
y el radio, la distancia de este á uno de los vértices. 
Fijos á esta base ó soporte, se encuentran un círculo y una 
fuerte columna ó perno perfectamente torneado en la forma có- 
nica truncada y cuyo eje es normal al plano del círculo. Sobre 
el perno va una cubierta que puede girar al derredor de él; en 
la parte superior de esta cubierta lleva los montantes que tienen 
la forma de un cemicírculo á los extremos del cual, se prolon- 
gan sus tangentes, que vienen á terminar en los apoyos. 
En la parte baja: de la cubierta y deslizando sobre el círeu- 
lo, lleva una pieza rectangular terminada en un índice, el que 
á su vez termina en la graduación y sirve para hacer las lee- 
turas. 
La cubierta y todas las piezas que van con ella unidas, pue- 
den girar al derredor del perno vertical, llevando un tornillo en 
la parte superior de este último, para fijar á voluntad el movi- 
miento. 
Sobre los apoyos vá colocado un eje, al que están fijos un 
anteojo y un círculo vertical graduado: unida á un montante, - 
vá otrapieza rectangular, terminada en un índice, que tiene el 
mismo objeto que el que lleva el horizontal. De los puntos que 
