76 Memorias de la Sociedad Científica 
LILIA 



ero 


esta corrección debe ponerse vertical el eje principal, haciendo 
lo que generalmente se llama “nivelar el instrumento” y' de lo 
que trataré después. 
B. La línea de colimación, debe ser perpendicular al eje de 
rotación del anteojo. Sea L. M. (figura 1*) la línea de colima- 
ción del anteojo (proyección horizontal); 4. B. su eje de rota- 
ción. Para efectuar esta corrección, hagamos coincidir el índice 
con el cero de la graduación del círculo vertical; la línea de co- 
limación L. M., será estonces horizontal; para que sea perpen- 
dicular á A. B., es necesario y basta que lo sea á la proyección 
horizontal de A. B.; pero como suponemos que no lo es, caso 
de un instrumento incorrecto; formará con O. R. cierto ángulo. 
Visemos un objeto qualesquiera [. y supongamos que el 
punto 1. se encuentra á la derecha de O. RK. Hagamos girar aho- 
ra el anteojo 1802 al derredor de A. B.; y tomará la posición 
L. M. la que se encuentra en una dirección opuesta á la del 
objeto. La línea de colimación forma siempre con O. KR. el mis- 
mo ángulo a, pero ahora se encuentra hacia la izquierda. Si 
ahora hacemdB girar la alidada y el anteojo, 1802 al derredor 
del eje vertical, se encontrará de nuevo en dirección al objeto; 
pero la línea de colimación L, M, se apartará de su posición 
primitiva L. M. un ángulo igual 4 2 a, Es pues necesario rec 
tificar esta condición de la línea de colimación, moviendo la re- 
tícula, y este movimiento se hará igual á la mitad de L, 0. M. 
La diferencia de lecturas cuando no dan 1809, aunque ge- 
neralmente proviene de que esta condición no es satisfecha; 
puede también ser causa de ello, que el eje esté inclinado; pa- 
ra saber si viene de esto último, se desvia el índice que estaba 
en coincidencia con el cero del círculo vertical, para que tome 
una dirección oblícua, es decir, fuera del horizonte instrumen- 
tal y se repite la misma operación, corrigiendo de la misma ma- 
nera que en el caso anterior, si se encuentra alguna diferencia. 
C. La línea de colimación debe coincidir con el eje de figu- 
ra del anteojo. Se dirige el anteojo á un objeto lejano y bien 
